— 228 — 



aus diesen 3 Ablesungen dem mittlem Barometerstand 

 des Tages sehr nahe. 



3) Ein Ombrometer von Zinkblech, einen Cylinder 

 von 600"'°' Höhe und 357'°"' Durchmesser darstellend. 

 Der Boden ist konisch und besitzt in seiner Mitte einen 

 Messinghahn zum Ablassen des Wassers. Das letztere 

 wird mittelst eines von 10 zu 10 Cubiccentimeter ge- 

 theilten Glascylinders gemessen , der 500 Cubiccentimeter 

 fasst. Da die auffangende Fläche gerade 1000 Quadrat- 

 centimeter beträgt, so entspricht also ein Scalatheil des 

 graduirten Glascylinders einer gefallenen Regenmenge 

 von 0,1°'"' Höhe. Die Bestimmung der Regenmenge bis 

 auf 0,01'""' habe ich als eine unnütze Genauigkeit ver- 

 Avorfen und das um so mehr, als die zu verschiedenen 

 Zeiten ungleiche Benetzung und Verdunstung, welche 

 dann einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss ge- 

 wännen, doch nicht genau in Rechnung zu bringen sind. 

 Im Sommer wird übrigens behufs Verminderung der 

 Verdunstung in den Regenmesser ungefähr 100™"' unter 

 dem obern Rand ein an die Wandung dicht anschlies- 

 sender Blechtrichter mit kleiner Oeffnung eingesetzt. 

 Der im Winter nach Entfernung dieses Trichters auf- 

 gefangene Schnee wird durch Hereinnehmen des Ombro- 

 meters in das geheizte Zimmer geschmolzen. In der 

 Tabelle notiren die Beobachter je die unmittelbar abge- 

 lesenen Scalentheile und zwar ist ihnen anempfohlen, die 

 Ablesungen möglichst bald nach beendigtem Regen oder 

 Schneefall zu machen. Dass die Regenmesser überall 

 auf freien Plätzen aufgestellt wurden , versteht sich wohl 

 von selbst. 



Das auf der Sternwarte dahier aufgestellte Ombro- 

 meter hat gegenwärtig noch etwas andere Dimensionen, 

 nämlich die in Nr. 279 und 280 dieser Mittheilungen 



