— 414 — 



selben Eegulators für alle mogliclien Temperaturen. Der 

 Apparat ist wohl geeignet die Temperatur auch grös- 

 serer Flüssigkeitsmengen — ich arbeitete mit + 35 Liter 

 Wasser — - stundenlang auf Ol« C. constant zu erhalten. 

 Yom Einfluss des wechselnden Luftdruckes ist jedoch 

 auch dieser Apparat nicht völlig unabhängig. 



Der Apparat für Tensionsbestimmung, den ich an- 

 wendete, bestand im Wesentlichen aus einem cylindri- 

 schen blechernen Yorheizkasten, der mit einem kupfernen 

 Wasserbade durch eine doppelte Rohrleitung verbunden 

 war ; da die einfache durch die Erhitzung hervorgerufene 

 Strömung nicht genügte, gleichmässige Temperatur im 

 Apparat herzustellen, so wurde dieselbe mittelst Durch- 

 treiben von Luftblasen verstärkt, was von so gutem Er- 

 folge gekrönt war, dass 6 in verschiedenen Höhen des 

 Wasserbades angebrachte Thermometer, die zuerst z. B. 

 folgenden Stand gezeigt: 



Ti = 68«.3 



T2 = 67. 2 



Ts = 66. 7 



Ti = 66. 6 



Ts = 66. 6 



Tg = 66. 3 

 denselben in ganz gleichmässiger Weise nach dem Durch- 

 treiben von Luftblasen erhöhten, wie folgende Zahlen 



lehren : 



Ti = 38^7 Ti = 73^.9 



T2 = 38. 8 T2 = 74. 



n = 38. 8 n = 74. 



T4 = 38. 7 Ta = 74. 



Ts = 38. 8 T'o = 74. 1 



Te = 38. 8 Tg = 74. 



In diesem Apparat und unter Anwendung des vor- 

 beschriebenen Thermoregulators stellte ich alsdann eine 



