— 449 — 

 Tabelle VIH d. 



Cltlorcalciuinlösuug. 



Immerhin dürfte der Apparat, wie ich schon be- 

 merkte, zu endgültigen Messungen nicht ganz geeignet 

 erscheinen, schon aus dem Grund, weil die Thermometer 

 der siedenden Flüssigkeit zu nahe sich befanden und 

 weil dort, wie Kegnault bereits bemerkt, bis etwa 2<^™ 

 über dem Niveau der Flüssigkeit, eine Schicht sich be- 

 findet, die durch die Trockenheit der inneren Gefäss- 

 wandungen gekennzeichnet wird, und in der thatsächlich 

 eine höhere als die normale Temperatur herrscht. 



In seiner Arbeit: „Ueber die Mittel, die Veränder- 

 lichkeit der Fixpunkte der Quecksilberthermometer aus- 

 zuschliessen", sagt Hr. Dr. Pernet bei Beschreibung des 

 von ihm angewendeten Apparates zur Bestimmung des 

 lOO'^-Punkts : „Es ist allgemein angenommen, dass, um 

 eine genaue Bestimmung des Punktes 100^ bei einem 

 Thermometer vorzunehmen, dasselbe in seiner ganzen 



29 



