— 466 — 



messen werden bei verhältnissmassig geringer Erhöhung 

 der Flüssigkeitstemperatur, gemessen werden bei recht 

 erheblicher Entfernung des Thermometers von dem Ni- 

 veau der siedenden Flüssigkeit. 



Es war in den Tabellen X — XIII gezeigt, welchen 

 bedeutenden Einfluss der Wechsel von gläsernem mit 

 metallenem Siederohr auf die zu messende Dampftem- 

 peratur hatte. Es war unschwer vorauszusetzen, dass 

 der Ersatz des gläsernen Siedegefässes durch ein metal- 

 lenes von nicht geringerem, vielmehr von höherem Ein- 

 flüsse sein müsse. 



Ich will deshalb zum Schluss noch eine Yersuchs- 

 reihe anführen, bei welcher der ganze Apparat aus Me- 

 tall bestand. Der Apparat, den ich anwandte und den 

 ich den officiellen benennen möchte, weil sein Modell 

 direkt aus dem Bureau international des Poids et Me- 

 sures in Paris stammt, ist insonderheit für die 100^- 

 Punktsbestimmung der Thermometer hergestellt. Er be- 

 steht aus einem Kupferkessel vom Inhalt 2500 ccm., 

 demselben ist ein Messingrohr vom Durchmesser 3 cm. 

 aufgeschraubt, welches wiederum von einem zweiten, 

 von 4,5 cm. im Durchmesser, das unten mit einer Anzahl 

 Löcher zum Austritt des Dampfes versehen ist, überstülpt 

 wird. Das um ein weniges längere, weitere Rohr ist 

 oben mit einer Yerschraubung geschlossen, die in einen 

 kleinen Stutzen mündet. Durch diesen wurde das Ther- 

 mometer T2 so eingeführt, dass es, von doppeltem Dampf- 

 mantel umgeben, nirgends mit den Wandungen in Be- 

 rührung kam und dass der anzeigende Quecksilberfaden 

 noch eben heraus ragte. ^) Die Entfernung des Gefasses 

 von dem Flüssigkeitsniveau betrug 30 cm. Das innere, 



^) Travaux et Mémoires du Bureau international des Poids et 

 Mesures. T. Y. A. III, pag. 39. 1886. 



