— 582 — 



Instrument ist ein Regenmesser kleinen Modells aus der 

 Werkstätte von Th. Usteri-Reinacher in Zürich, wie die- 

 selben gegenwärtig auf den Regenstationen unseres Lan- 

 des in Gebrauch sind. Die Auffangfläche wird von einem 

 Messingcylinder mit abgedrehtem scharfem Rand von 

 113 mm. lichtem Durchmesser umgrenzt. Der Auffang- 

 trichter läuft in eine Röhre aus, die bis zum Boden einer 

 im Gefässe befindlichen Zinkflasche reicht. Der Mess- 

 cylindcr ist in Intervalle von 0.5 mm. Regenhöhe ge- 

 teilt, die Zehntel wurden durch Schätzung erhalten. Als 

 Yergleichsinstrument diente im Jahre 1882 der alte Sta- 

 tionsregenmesser, im Jahre 1883 der „neue Regenmes- 

 ser*, der vom März jenes Jahres an zu den regel- 

 mässigen Beobachtungen in Gebrauch genommen wor- 

 den war. 



Die Ergebnisse der Messungen sind in den folgen- 

 den Tabellen I. und II. zusammengestellt. 



Die beiden grossen Regenmesser lieferten in dem 

 Beobachtungsjahre genau dieselbe Regensumme, der 

 kleine Regenmesser 35.4 mm. oder 5.1 7o der Gesammt- 

 menge weniger als der grosse. 



Beim ersten Anblick der beiden Tabellen fällt be- 

 fremdlich auf, dass beim neuen Regenmesser die Anzahl 

 der positiven Abweichungen stark überwiegt, beim klei- 

 nen Regenmesser ebenso stark die Anzahl der negativen 

 Abweichungen. Ordnen wir die Abweichungen nach 

 ihrer Grösse, so erhalten wir folgende Ueb ersieht ; 



