— 597 — 



geteilt. Es verschiebt den Faden eine Schraubenbewe- 



gimg von 



einer ganzen Umdrehung . . um 3^20 

 einem Teil der Trommel . . um 0^053 



2. Zur Bestimmung des Winkelwertes der Ni- 

 veauteilung dient ein besonderer Apparat, der auf 

 den ungeteilten Kreis, der dem Teilkreise symmetrisch 

 gegenüberliegt, aufgeklemmt werden kann. Der Apparat 

 besteht aus einer Bank, die fest mit dem Kreise ver- 

 bunden wird, und einer zweiten, welche einerseits 

 um ein Charnier drehbar ist, andrerseits auf dem Ende 

 einer durch die erste Bank hindurchgehenden Schraube 

 ruht. Auf diese zweite Bank wird das Niveau aufgelegt. 

 Durch Drehung der Schraube kann die Blase durch 

 eine beliebige Anzahl von Intervallen getrieben werden, 

 durch Drehung der Eeinstellschraube des Meridiankreises 

 wird die Blase durch die nämlichen Intervalle zurück- 

 bewegt und der Winkelwert der Bewegung am Kreise 

 abgelesen. Man fand so 



1886 März 10. H' = 0".88 = 0^058 Temp. — PC 

 1886 Sept. 4. 1p = 0^99 == 0^066 Temp. + 28« C 



woraus 



IP = 0".882 4- 0^^004 t (t == Temp. C) 

 = 0«.059 + Os.0003 t 



3. Um auf empirischem Wege die Grenze für die 

 unvermeidlichen Beobachtungsfehler festzustellen, wurden 

 an einigen aufeinanderfolgenden Abenden eine Anzahl 

 Sterne, zum Teil nach der Kegistrir-, zum Teil nach 

 der Aug- und Ohrmethode beobachtet, die Resultate 

 gibt die folgende Tabelle. In derselben ist neben dem 

 aus den Beobachtungen hergeleiteten wahrscheinlichen 



