— 599 — 



6 Aquil. 3 4 1.000 0^017 0«.021 



76 Drac. 6 4 7.3 OMO 0. 12 



l Urs. min. 6.7 10 55.4 Os.7 0. 9 



Azimut- und Collimationsfeliler zeigen eine befrie- 

 digende Beständigkeit; ersterer hielt sich seit März 1883 

 stets innerhalb der Grenzen von + 1^, so dass von den 

 Correctionsschrauben zu seiner Beseitigung seither nie- 

 mals musste Gebrauch gemacht werden. Die CoUimation 

 wurde meist durch Umlegen während des Durchgangs 

 eines Polsterns erhalten, doch ist diese Methode insofern 

 unbequem, als sie wegen der schwachen Steigung der 

 das Instrument aus den Lagern hebenden Schraube volle 

 3 Minuten in Anspruch nimmt. Die Bestimmung der 

 CoUimation mittelst reflectirter Fadenbilder im Nadir 

 scheiterte anfänglich an der geringen Yerlässlichkeit des 

 Niveaus, erst seit ein neues Niveau von der Société 

 genevoise beschafft worden, stehen die Ergebnisse beider 

 Methoden in besserm Einklang. So wurde z. B. erhalten: 



1886 Sept. 4. durch Umlegung, CoUimation = 1M2 

 Sept. 6. aus Nadirbeobachtungen C. = 1^23 



die Differenz 0^.09 

 ist zu klein um eine Discussion wegen der oft störenden 

 Seitenbiegung zu veranlassen. 



Das folgende Täfelchen gibt eine Uebersicht über 

 die Yeränderungen von Azimut und CoUimation und 

 zeigt eine im ganzen befriedigende Stabilität dieser 

 Fehler. 



