— 637 — 



Eine Hauptsache war natürlich die genaue Bestim- 

 mung des Nullpunktes. Dieselbe wurde so vorgenom- 

 men, dass die Thermometer in eine grosse mit frischem 

 Schnee oder fein zerschlagenem Eis und reinem Wasser 

 angefüllte Brente bis zur Höhe des Nullpunktes ein- 

 gesetzt wurden. Der Einfluss der Aenderung des Luft- 

 drucks fiel ausser Betracht, da die Bestimmungen des 

 Nullpunktes und die Messungen am gleichen Orte an- 

 gestellt wurden und die unbedeutenden, höchstens 4 mm. 

 betragenden Aenderungen des Barometerstandes nicht 

 mehr als etwa 0,001° ausmachen konnten und somit zu 

 vernachlässigen waren. Sehr deutlich zeigte sich jedoch 

 der Einfluss der Neigung des Thermometers ; es war 

 desshalb nötig, die Abhängigkeit des Standes des Eis- 

 punktes von der Neigung durch Versuche genau fest- 

 zustellen. Zu diesem Zwecke wurden der Brente, in 

 welche die Thermometer eingesetzt waren, verschiedene 

 Neigungen gegeben und mit einem Yisierinstrument, 

 das zum Mitnehmen auf Reisen bestimmt war, die Winkel 

 gemessen, welche die Richtung der Thermometer mit 

 dem Horizonte machten; es konnte das mit voller Sicher- 

 heit bis auf die Genauigkeit eines Grades geschehen. 

 Da aus mechanischen Gründen der innere Druck des 

 Quecksilbers auf die Wände der Kugel dem Sinus des 

 Neigungswinkels proportional sein musste, so durfte man 

 annehmen, dass, wenn y den Stand des Eispunktes und 

 (p den Neigungswinkel bedeutet, die Gleichung statt- 

 findet : 



y z=z a -\- h , sin gp, 



WO a und b Constante sind. 



Yon den folgenden Beobachtungen, welche auch 

 die Annahme der obigen Gleichung rechtfertigen, waren 

 die fünf ersten vor der Messung der Gletschertemperatur 

 am 23. August und die zwei letzten nach vollendeter 



