einem um die Höhe des Eintauchens zu geringen atlmo- 
sphärischen Drucke befände.‘ Die kleine Unregelmässig- 
keit, welche während des Versuches durch einen etwa 
eintretenden Temperaturwechsel des bereits eingetreienen 
Stickgases veranlasst werden kann, wird als höchst gering 
auf den wahren Mittelwerth keinen merklichen Einfluss 
haben. > 
Da es wie natürlich von der höchsten Wichtigkeit 
ist, zur genauen Bestimmung des Stickgases die Tempe- 
ratur und den Druck, unter welchen es sich befindet, auf’s 
Genaueste zu kennen, so ist zur Bestimmung der erstern 
in den mittlern Hals der Aspiratorflasche ein Thermometer 
luftdicht #ingekittet, welches '/in Grade noch unmittelbar 
angibt. Der Druck, unter welchem sich das Gas befindet, 
wird am Ende jedes Versuches mittelst des Barometers 
bestimmt, Um bei dieser Volumenbestimmung des Stick- 
stoffes jeder Correktur wegen Tension der Sperrungs- 
flüssigkeit enthoben zu sein, hat man Oel als solche an- 
gewandt. Man könnte auch Quecksilber gebrauchen, wenn 
nicht der Apparat hiedurch bei Anwendung eines etwas 
grossen Volumens (I—1'/, Liter) etwas unbequem würde. 
Als Absorptionsmittel für den Sauerstoff können meh- 
rere bei gewöhnlicher Temperatur leicht oxydirbare, 
zugleich nicht flüchtige Substanzen angewandt werden. 
Nach vielen Versuchen bewährte sich metallisches Kupfer 
mit verdünnter Schwefelsäure befeuchlet am besten *). 
*) Ich versuchte noch andere Substanzen als Absorptionsmittel des 
Sauerstoffes anzuwenden, fand jedoch keine, die dem mit Schwefel- 
säure befeuchteten Kupfer vorzuziehen wäre. Das beste Resultat gab 
Kaliumschwefelleber (5 Gramm in 15 Grammen Wasser gelöst und in 
11/2—2 Bogen Papier aufgesogen). Doch lassen mich einige Beobach- 
tungen vermuthen, dass hiedurch etwas Stickstoff absorbirt werde, wie 
dieses übrigens schon früher bemerkt wurde. Eisenvitriol, frisch ge- 
fülltes Eisenoxydul, gallussaures Kali gaben ungenügende Resultate. 
