= nxX 699,398 * x 1 + 0,003665 £ X 760 
B. 
Um die Zuverlässigkeit der hier beschriebenen Me- 
thode zu prüfen, wollen wir zuerst das Prinzip als richtig 
voraussetzen, d. h. annehmen, dass wirklich aller Sauer- 
stoff absorbirt werde und untersuchen, welche Fehler- 
quellen in der Manipulation des Apparates liegen mögen. 
Vorerst ist eine richtige Messung der Flasche, in 
welche das Oel abfliesst, erforderlich. Durch die oben 
beschriebene Methode wird man mit Anwendung einer 
guten Wage und Wiederholung des Versuches leicht so 
nahe übereinstimmende Werthe erhalten, dass ein daraus 
gezogenes Mittel alle Beruhigung gewährt. Es muss noch 
bemerkt werden, dass man nicht versäumen darf, die 
Flasche jedesmal vor einem Versuche genau auszuwischen, 
damit nicht durch das darin hängen gebliebene Oel der 
Rauminhalt zu klein sei. Es beträgt dieses mehr als man, 
ohne es versucht zu haben, glauben wird. 
Die Temperatur des Stickstoffes muss möglichst genau 
bestimmt werden. Zu diesem Ende muss das eingesetzte 
Thermometer !/;,° mit Sicherheit angeben. Die Berech- 
nung ergibt, dass wenn z. B. die Temperatur um 1° falsch 
bestimmt wird, etwa 11? statt 10°, der Sauerstoffgehalt 
ungefähr um 0,07 zu hoch ausfällt. Bei höhern Tempe- 
raturen würde natürlich der Fehler noch bedeutender. 
Aus einem andern Grunde sind auch bedeutende Tem- 
peraturveränderungen während des Versuches möglichst 
zu vermeiden. Da nämlich das Abfliessen des Oeles sehr 
langsam geschieht, so könnte es vorkommen, dass, wenn 
eine merkliche Erwärmung des bereits in die Flasche ein- 
*) Volumen von 1 Gramm Sauerstoff bis 09 und 760 Millim. Baro- 
meterstand in Cubik-Centimetern. 
