_ 138 — 
getrelenen Gases einträte, ein Antheil desselben (der 
seinen Sauerstoff bereits an das Kupfer abgegeben) durch 
die Absorptionsröhre hinausginge und bei nachmaligem 
Abkühlen des Apparates durch frisch eintretende Luft 
ersetzt würde. In diesem Falle würde natürlich zu viel 
Sauerstoff erhalten werden. Diese Gefahr wird zwar durch 
die angesetzte Vorröhre vermindert, indem erst wenn 
die Ausdehnung so bedeutend wäre, dass das Gas aus 
der Asorptionsröhre bis in die Mündung dieser letztern 
gelangte, dieser Fall eintreten würde. Immerhin gebietet 
die Vorsicht, den Apparat so aufzustellen, dass diese 
Störung möglichst vermieden werde und ihn zu diesem 
Ende durch einen schlechten Wärmeleiter wic oben an- 
gegeben wurde, zu schützen. 
Um über diesen Punkt, nämlich über die richtige 
Bestimmung des Stickstoffvolumens vollkommene Sicherheit 
zu erlangen, war es nölhig, auf dem Wege des Versuches 
zu bestimmen, in wieferne überhaupt die Messung eines 
Gases bezüglich auf die Temperatur verlässlich sei. Da 
eine solche Bestimmung auf alle Methoden, bei denen 
der Aspirator Anwendung findet, von grösstem Einfluss 
ist, so schien eine eigens in dieser Absicht angestellte 
Reihe von Versuchen wohl nicht überflüssig. 
Es wurde zu diesem Ende die Aspiratorflasche mit 
Oel vollkommen angefullt, alsdann ein genau gemessenes 
Volumen des letztern (1089,788 Cub.-Centim.) beraus- 
genommen und nun in die Oeflnung g eine zweischenk- 
liche Röhre, die genau in Cub.-Centim. getheilt und mit 
einer Skale versehen war, so eingesetzt, dass der einge- 
setzte Schenkel derselben genau unter dem Stöpsel mün- 
dete, der andere etwa 3 Fuss lang absteigende in eine 
weite, unten geschlossene und mit Oel gefüllte Röhre 
eintauchte, dusch deren höhere oder niedrigere Stellung 
