— 259 — 
die beiden äussern und innern Oberflächen des die ein- 
geschlossene Luft absperrenden Oeles gleich gestellt wer- 
den konnten. War nun auf diese Art ein bekanntes 
Volumen Luft, nämlich jene 1089.788 Cub.-Centim. + der 
in der Röhre enthaltenen, eingeschlossen, so musste ihr 
Volumen mit der Berechnung, die das eingesetzte Ther- 
mometer und der Barometerstand mitgeben, bei allen 
etwa vorkommenden Fällen auf 0° und einen constanten 
Druck, zum Beispiel 1000 Millimeter, berechnet überein- 
stimmen. 
Eine Reihe solcher Beobachtungen zwischen + 12 
und 17° C. und verschiedenen Barometerständen ange- 
stellt, ergaben das Resultat, dass wenn die Aspiratorflasche 
der freien Luft ausgesetzt ist, das beobachtete Volumen 
leicht um 0,5 p. c. variren kann. Bei einer Umgebung 
mit einem Futeral von Pappe zeigten sich Abweichungen 
von 0,2—0,3 p. ec. Bei der oben beschriebenen Einrich- 
tung durch Umgebung mit Kohle steigen die Abweichun- 
gen selten über 0,1 p.c. vom Mittelwerthe. 
Nicht nur werden hiedurch die so leicht eintretenden 
Wärmeströmungen von Aussen verhindert, sondern da 
die Temperatur in der ganzen eingeschlossenen Luftmasse 
überhaupt sich nur höchst wenig verändert, oft kaum um 
1° C. in 24 Stunden, so hat man eine grössere Sicherheit, 
dass das Thermumeter die wahre Temperatur der ganzen 
Luftmasse anzeigt. Setzen wir den möglichen Fehler aber 
auf 0,2 p, c., so ergibt sich hieraus, da der Stickstoff 
beiläufig ?/; des Luftvolumens ausmacht, ein Fehler für 
den Sauerstoffgebalt bei einem eudiometrischen Versuche 
= 0,04 p. c., womit man sich gewiss beruhigen kann. 
Betrachten wir nun die übrigen Fehlerquellen der 
Methode. 
