— #60 — 
Was zunächst die Wägungen anbetrifit, so ist es nicht 
schwierig, diese bis auf einen Fehler von 1 Milligramm 
genau zu erhalten. Es ist bei Wägung solcher Apparate 
ein grosser Vortheil, die eine Wagschale fortzunehmen 
und den zu wägenden Apparat unmittelbar an der Stelle 
derselben an den Wagbalken aufzuhängen. Die Aufhängung 
geschieht mittelst eines hackenförmig gekrümmten Kupfer- 
drahtes, wie es Fig. 2 in natürlicher Grösse zeigt. ‚In die 
nach oben gerichtete Oefinung der Röhre wird ein kleines 
Schälchen @ eingesetzt, worin sich ein Gewicht befindet, 
welches die zu erwartende Sauerstoffmenge etwas übertrifft, 
z.B. 0,5 Gramm, und der Apparat auf’s Genauste tarirt. 
Nach vollendetem Versuche geschieht die Wägung durch 
Ersetzen des mittarirten Gewichtes durch die erforder- 
lichen kleinern Gewichte. 
Es ist zu bemerken, dass bei diesen Wägungen nicht 
gar zu langsam verfahren werden darf. Lässt man nämlich 
die scharf tarirte Röhre eine Zeit lang, z. B. 10 Minuten 
hängen, so nimmt sie um einige Milligramme an Gewicht 
zu, indem durch den Luftwechsel schon etwas Sauerstoff 
oder auch Wasser absorbirt wird. Diese Zunahme rührt 
nicht etwa von Anziehen von Feuchtigkeit auf der äussern 
Fläche des Apparates her, denn durch Abwischen wird 
sie nicht aufgehoben. Aus dem nämlichen Grunde muss 
auch die Röhre erst unmittelbar vor dem Versuche tarirt 
werden. 
Das schwefelsäurehaltige Wasser, womit das Papier, 
welches mit dem Kupfer eingefüllt wird, getränkt ist, 
kann keinen merklichen Gewichtsfehler veranlassen, indem 
der in dem Luftzuge verdunstende Antheil desselben von 
der in dem hintern Theile der Röhre befindlichen Schwefel- 
säure vollständig zurückgehalten wird. Direkte Versuche, 
die ich schon vor längerer Zeit bei meinen hygrometrischen 
