Nr. 299. 
€. Brunner-von Wattenwyl. Ueber das 
Taschenharometer. (Mit Abbildung.) 
(Vorgetragen den 5. Februar 1853.) 
Die Uebelstände des Kopp’schen Barometers*) be- 
stehen nach der eigenen Angabe des Verfassers 1) in 
der Erschütterung des Quecksilbers in dem Luftbehälter 
beim Transport, wodurch nicht allein das erstere sich 
leicht oxydirt und die Gefässwände beschmutzt, son- 
dern auch das ganze Instrument zerbrechlich wird; 2) in 
der Schwierigkeit des genauen Einstellens des Queck- 
silbers auf die Spitze mit Hülfe des Kolbens, welcher 
nur mit der Hand niedergedrückt wird; 3) in der Un- 
möglichkeit eines genauen Abiesens, indem die Steigröhre 
des Quecksilbers in dem Luftbehälter eingeschlossen ist. 
Bei denjenigen Instrumenten, welche für den prak- 
tischen Gebrauch bestimmt sind, kann ein scheinbar un- 
bedeutender Nebenumstand den ganzen Werth einer prin- 
zipiell ganz richtigen und sinnreichen Einrichtung zer- 
stören und die geringste Verbesserung in dieser Beziehung 
den Werth eines solchen Instrumentes bedingen. 
Die Verbesserungen, welche ich an dem Kopp’schen 
Instrumente anbrachte, bestehen in der Aufhebung all 
jener oben angeführten Uebelstände. 
Bevor ich zu der Beschreibung übergehe, gebe ich 
für diejenigen Leser, welche mit den frühern Arbeiten 
über diesen Gegenstand nicht bekannt sind, folgende ein- 
fache Erläuterung des August’schen Prinzips”). 
=) Poggendorff. Annalen. LVI. 1842, pag. 513. 
**) Porgendorff. Annalen. III. pag. 329 und Gehler, physikal. Wör- 
terbuch. Il, pag. 526. 
(Bern. Mitth. October 1853.) 
