- 25 — 
das heisst, der jeweilige Barometerstand ist gleich der 
durch den Druck der comprimirten Luft gehobenen Queck- 
s?bersäule, multiplizirt mit einem constanten Coöfficienten, 
wecher immer der gteiche ist, wenn das abgesperrte 
Luftolumen v und die nachherige Compression (resp. v‘) 
stets Jleich bleiben. Dieser Coefficient kann ein für alle 
Mal für ein gegebenes Instrument empirisch durch Ver- 
gleichung mit einem guten Barometer bestimmt werden, 
indem man die beobachtete Erhebung des Quecksilbers 
in der Steigrihre in die gleichzeitig beobachtete Baro- 
meterhöhe divrirt. Der Barometerstand sei z. B. 719, 5 
Millim. und die ihebung des Quecksilbers in der Steig- 
röhre betrage 162,5 Millim., so ist der constante Coöffi- 
cient a5 7 ‚128. 
Dieses Prinzip wird ‚yn auf folgende Weise praktisch 
ausgeführt: 
Das Instrument besteht „s zwei Theilen, welche ge- 
sondert {ransportirt und erst „jm Gebrauch zusammen- 
gesetzt werden. 
Der Queksilberbehälter A |s. ıbildung) ist ein Cylin- 
der aus abgedrehtem Eisen, in welch, sich ein Kolben (B) 
Quecksilber dicht auf und nieder bew.,n Jässt durch eine 
Schraube (C), wodurch das im Gefäss \(haltene Queck- 
silber beliebig in die Höhe gedrängt oder „senkt werden 
kann. Beim Transport wird die Schraube, orunter ge- 
lassen und das Gefäss mit einem eisernen De, .1 D durch 
Aufschrauben verschlossen. 
In diese Schraubenwindung passt die assıng E der 
weiten Glasröhre F, welche beim Gebrauchaufgeschraubt 
wird. Alsdann drängt man durch die Scraube © das 
Quecksilber in die Höhe, bis die untere )effaung der 
inne n Röhre G, welche oben und unten Ofn ist, durch 
