— 277 — 
seite des Messingstäbcehens L angebracht sind. Es kann 
somit durch Drehung des Kopfes N die an dem Stäbchen 
L befestigte eiserne Spitze O ganz genau auf die Kuppe 
des Quecksilbers in der Röhre G eingestellt werden. Um 
den Fehler der Capillarität möglichst zu vermeiden und 
diese Einstellung leichter zu bewerkstelligen ist die Steig- 
röhre G in ihrem oberen Theile erweitert*), An der 
vorderen Seite des Messingstäbchens L ist eine Eintheilung 
in Millimeter und auf der Fassung M ein fester Nonius 
zur Ablesung von Zehntelsmillimeter angebracht. Die 
Eintheilung ist so eingerichtet, dass die abgelesene Zahl 
unmittelbar den Abstand der Spitze O von der Spitze J 
angibt. 
Seitlich an der Röhre G ist das Thermometer P an- 
gebracht. Beim Gebrauch wird das Instrument an den 
seidenen Schnüren Q aufgehängt. 
Für den Transport wird die Röhre F mit allen daran 
befestigten Theilen von dem Quecksilbergefässe abge- 
schraubt und in einem eigenen Futteral verpackt, sowie 
das Quecksilbergeläss. Um eine Temperatur-Erhöhung 
durch das unausweichliche Anfassen des Quecksilberge- 
fässes beim Schrauben zu vermeiden, ist das letztere mit 
einem wollenen Ueberzug versehen. 
®) Bei dem Kopp’schen Instrumente beträgt die Weite der Steigröhre 
nur ungefähr eine Linie, so dass die Capillar-Depression ziemlich be- 
deutend ist. Diese Grösse ist bei starkem und geringem Druck stets 
die gleiche und sollte somit vor der Multiplikation mit dem Coöffieienten 
je zu der beobachten Höhe addirt werden. Ich habe berechnet, dass 
die Vernachlässigung dieser Correktion bei einer Veränderung des 
Barometerstandes von 12 Linien einen Fehler von einer Linie ausmacht. 
Dieser Fehler ist in den Kopp’schen Tabellen (Poggendorff’s Annalen. 
LVI. pag. 529) nicht bemerkbar, weil die Barometerstände, bei denen 
die Beobachtungen angestellt wurden, wenig von einander abweichen. 
