—_— 278 — 
Der einzige Fehler, welcher nicht vermieden werden 
kann, ist die Temperaturerhöhung der eingeschlossenen 
Luft durch die Compression, wodurch ihre Spannkraft 
sich um etwas vermehrt. Da jedoch diese Vermehrung 
des Druckes bei jeder gleichförmig angestellten Beob- 
achtung im Verhältniss der ursprünglichen Dichtigkeit 
der abgesperrten Luft bleibt, so thut sie der Richtigkeit 
der Beobachtung keinen Abbruch. 
Ueberhaupt gewinnt das Instrument bedeutend an 
Zuverlässigkeit, wenn zu jeder Beobachtung die gleiche 
Zeit verwendet wird und je kürzer diese ist, desto rich- 
tiger wird die erstere. Bei einiger Uebung gelangt man 
leicht dahin, die Einstellung des Quecksilbers auf die 
untere Spitze J und diejenige der obern Spitze auf die 
Quecksilberkuppe in der Röhre G in 10 Sekunden aus- 
zuführen. — Eine zweite Beobachtung, unmittelbar auf 
die erste folgend, fällt stets unrichtig aus. Zwei Beob- 
achtungen müssen wenigstens eine Viertelstunde von 
einander abstehen, wenn die zweite irgend einen Werth 
haben soll. 
Die Reduktion des Barometerstandes auf 0° wird 
nach Angabe des Thermometers P mit Benutzung der 
gewöhnlichen Tabellen gemacht, nachdem der Barometer- 
stand durch Multiplikation des beobachteten h mit dem 
Coöfficienten berechnet worden. 
Zur Beurtheilung des Instrumentes gebe ich hier 
eine Reihe von täglichen Beobachtungen. Der constante 
Coefficient für mein Instrument war durch Vergleichung 
mit meinem Barometer gleich 4, 428 bestimmt worden. 
sch 
