- = - - 
r- E & = =! = 
© 5 5 - 53 © A a u 
o = Nm u 
Sr a El Bene 
AR 5 © ran . a 8 o © = © . 
- = 225 PT > > En» u = 
ms Er Su = a5 Pr Ei © 
E 2 IN - = = En: SE Ss = = 
m. © © = 9 [2} mt hr o © R- 3 
= nn E Fu” b7 EZ nm oO = 2 
ES oo x © & Fi ES © 8 oe 8 En 
a -- = a 8 = >) --u-- 2 
au = E 
Millim. | Millim. | Millim. =) Millim. | Millim. | Millim. =) 
160,4 | 710.2 | 710,9 | —0,7 | 162,3 | 718,6 | 718,7 | —o,1 
161,0 | 712,9 | 713,8 er 722,2 
162,3 | rı8 6 | 716,5 | +2,1 | 162 1 
717,8 | 716,0 | +1,8 
161,5 | 715,11 713,5 | +1, r 161,0 | 712,9 | 711,9 | +1,0 
162,4 | 719,1 | 718,3 | +0,6 | 161,5 | 715,1 | 715,7 | —0,6 
Die aus dieser Tabelle sich ‚ergebende Genanigkeits- 
grenze lässt noch Einiges zu wünschen übrig. Ich habe 
mich überzeugt, dass der Fehler wesentlich in der Tem- 
peraturveränderung der abgesperrten Luft während der 
wenn auch noch so kurzen Dauer ‚des Versuches seinen 
Grund hat. Diesem Uebelstand kann dadurch abgeholfen 
werden, dass man die Röhre F mit einer zweiten Röhre 
umgibt, deren Durchmesser um einen Centimeter weiter 
ist. Diese Röhre wird an den Beschlägen E und H was- 
serdicht angekittet, wobei jedoch die Schnüre Q ausser- 
halb bleiben müssen, und der ganze Zwischenraum wird 
| mit Wasser augefüllt, welches bleibend in dem Instru- 
ment belassen wird und dazu dient, die Einwirkung der 
Luftzüge etc. zu moderiren und die Temperatur im Innern 
gleichmässig zu erhalten. Schon eine Lufthülle, welche 
durch die zweite Röhre gebildet wird, leistet gute Dienste, 
und möchte genügen. Die grössere Schwerfälligkeit, 
welche das Instrument durch das Anbringen der äussern 
Röhre erhält, wird durch den Vortheil der grösseren 
Genauigkeit aufgehoben. 
