LA MESURE DE LA ROSEE 



;iOi 



captaient ainsi la rosée daiis le sol, pendant 

 trois jours, avant d'y semer des graines de 

 pastèque ; ils considéraient cette opération 

 comme indispensable pour le succès de la 

 récolte. Le général fut dès lors poursuivi par 

 la pensée de rechercher l'intluence de la 

 rosée sur l'humidité du sol sous les difl'érents 

 climats; installé à Zapolié, il chercha à com- 

 biner un appareil propre à lu mesurer. 

 L'appareil qu'il a imaginé est très original. 

 Ce roséomètre, pour employer le nom qu'illui 

 donna, se compose (fig. 52, d'une caisse ren- 

 fermant un appareil constitué par une bascule 

 ou balance à bras inégaux. Au petit bras de 

 la bascule est fixée une sorte de fourche, 

 dont les deux extrémités sortent de la caisse 

 pour tenir suspendue une autre caisse plus 

 petite, carrée, de 20 centimètres de côté, des- 



tinée à recevoir de la terre nue ou gazonnée. 

 Le grand bras se termine par un contrepoids, 

 auquel s'adapte un stylet qui peut monter ou 

 descendre le long d'un cylindre enregistreur 

 Un mouvement d'horlogerie fait tourner sur 

 son axe ce cylindre qu'on recouvre, pour les 

 observations, d'une feuille de papier ; le 

 stylet marque, sur cette feuille, les variations 

 de poids accusées par la bascule. Une vis, qui 

 agit sur les couteaux de celle-ci, permet d'en 

 déplacer le centre de gravité pour arrêter à 

 volonté le mouvement. La bascule étant bien 

 équilibrée, les variations dans le poids de la 

 caisse suspendue à son petit bras se trans- 

 mettent, amplifiés, au stylet qui les imprime 

 sur le papier enregistreur. 



Le roséomèlre se place dans une fosse 

 dallée en [briques, dont la profondeur est 



Fi-. 



— Uoséoinètre du général Pierre de Bilderling. 



calculée de telle sorte que le bord supérieur 

 de la caisse d'expérience affieure au niveau 

 du sol environnant. 



Pour observer l'apparition île la rosée et 

 la mesurer avec cet appareil, on remplit la 

 caisse mobile avec une tranche de terre 

 gazonnée fraîchement coupée; on établit 

 l'équilibre, en ajoutant ou en enlevant de la 

 terre jusqu'à ce que le stylet soit bien en face 

 du zéro du papier enregistreur. Le roséo- 

 mètre étant mis en fonction le soir, on pourra, 

 le lendemain matin, retirer un diagramme de 

 la mesure de la rosée; la quantité de rosée 

 déposée y est exprimée en grammes par rap- 

 port à la surface en expérience (i décimètres 

 carrés). Sa sensibilité est telle qu'avec une 

 charge de 250 grammes dans la caisse, le 

 stylet indique les variation? de poids à un 

 demi-gramme près. 



A Zapolié, en 1897, le roséomètre fonc- 

 tionnait depuis plusieurs années. D'après les 

 observations faites par le général de Bilder- 

 ling, le dépôt de rosée y avait été en moyenne 

 de 100 grammes par mètre carré pendant 

 lété; le maximum constaté avait été de 

 200 grammes. 100 grammes de rosée par 

 mètre carré correspondent à une hauteur 

 d'eau de O""".!. Les résultats de ces observa- 

 tions ont été réunis dans des brochures 

 publiées par le général, et qui renferment 

 d'autres travaux ,qu'il poursuivait avec ar- 

 deur. 



Au moment de ma visite, plusieurs sta- 

 tions météorologiques contrôlaient l'emploi 

 du roséomètre. Il est probable que leurs 

 conclusions auront confirmé celles du géné- 

 ral de Bilderling. 



Henry Sagnikr. 



