A FÖLDKÉREG MOZGÁSAINAK MEGFIGYELÉSE. 97 
kezetű műszereket használnak. Ezek között legegyszerűbb a CxzccnrI-é, ki a horizon- 
tális lökések jelzésére egy függélyt, a vertikális lökések jelzésére pedig egy szintes 
emeltyűt használ. A függély végére egy elefántcsontból készült hegyes pálczika 
van alkalmazva, úgy, hogy az alatta elvonuló kormozott felületű papirszalagot 
érintse. Egy külön függély, melynek hegye kéneső-csészébe ér, minden lökésnél 
elektromos áramot indít, mely a papirszalagot egy dobról lejáratja; a függély vége 
tehát ekkor a szalagon jelezni fogja a lökés irányának horizontális komponensét. 
A szintes emeltyű vége pedig két más emeltyű segélyével viszi át a nyert lökést 
egy hasonló író-készülékre, mely e szerint a lökés irányának vertikális kompo- 
nensét fogja jelezni. Az elektromos áram egyszersmind egy óraművön megjelöli a 
lökés idejét. 
A papirszalagon jelzett vonalakból azután ki lehet találni bizonyos határok 
közt a lökések irányát, számát és nagyságát és úgy tapasztalták, hogy minden lökést 
a talajnak rezgése előz meg, mely nehány másodperczig eltart, míg azután a 
hevesebb lökés bekövetkezik, a lökések egy ideig ismétlődnek s végre úgy, mint a 
kezdetben, lasúbb rezgésekben végződnek. 
Hasonlók és még komplikáltabbak a többi seismografok is, de mindnyájuknál 
egy függély jelzi a lökés szintes irányát, és egy emeltyű a vertikális irányt, a kénesős 
csészébe nyúló tű zárja vagy megszakítja az elektromos áramot, melv a lökések 
kezdetével az órát megindítja, az óra mutatója pedig legombolyítja a jelző papirt 
hengeréről. 
A rezgő mozgások jelzésére szolgáló készülékek, a mikroseismografok külön- 
féleképen szerkesztetnek, legegyszerűbb a GaLnLri-féle, melylyel a rezgések erős- 
ségét is meg lehet mérni és ezért setismodinamométernek neveztetik. 
Ez egy falba erősített többszörösen meghajlított vasrúdból áll, melynek vége 
a fal legkisebb mozgására rezgésbe jön és e rezgéseket egy írópálczikával az alatta 
elvonuló papirszalagra feljegyzi; mennél erősebbek a rezgések, annál hosszabbak 
lesznek a papirra írt vonalak. Ez az egyszerű készülék igen érzékeny és ha a papir 
legombolyítását egy óramű eszközli ; a rezgések számát, erejét és tartamát pontosan 
feljegyzi. 
A. Rossi-féle mikroseismograf egy olyan függély, melynek ingásai 1 egész 
másodperczig vagy rövidebb ideig tartanak, e függély közől van 4 rövidebb külön- 
féle hosszas ágú függély felakasztva, melyeknek hegyes végei kénesős csészékbe 
nyúlnak, e kisebb függélyek vékony fonalakkal oda vannak kötve egyrészt a középső 
nagy függély súlyához, másrészt pedig az állvány lábaihoz, de úgy, hogy e fonalak 
a kis függélyeknél mintegy 155 foknyi szögletet képeznek. Minden czésze, és a kis 
függély akasztó pontja egy elektromos készülékkel van összekötve, úgy, hogy ha 
a nagy függély súlya valamely csésze felé mozdúl, a kis függély tűje bezárja a 
vezetéket, áramot indít, mely a megfelelő készüléken á rezgést vagy mozgást 
feljegyzi. 
A gyenge hullámok megfigyelésére is alkalmasak az ilyen mikroseismografok, 
ha a középső függély legalább is 172 méter hosszú. 
Egyébiránt pedig a tromométerek szolgálnak e czélra, melyek egy 172 méter 
hosszú függélyből állanak, mely egy tű finom hegyében végződik. A tű hegyének 
mozgásait egy mikroskóppal kell megfigyelni, mely mikrométerrel is el van látva, 
úgy, hogy egy milliméternek századrésze megmérhető vele. A függély legnagyobb 
