416 A. V KALECSINSZKY. 



von Qaecksilber dient, bis zu der Höhe, in welcher sich an der Peripherie 

 Einschnitte belinden, lm ganzen sind am Rande acht solche Einschnitte 

 geroacht. Wenn wir das mit Quecksilber angefüllte Gefáss etwas bewegen, 

 oder wenn dasselbe von einem Erdbeben erschüttert wird, láuft das Queck- 

 silber in der Richtung des Stosses dnrch die beiden gegenüherliegen- 

 den Einschnitte aus, resp. in darunter angebrachte kleine Becher, 

 wodurch "wir nicht blos die Richtung des Stosses, sondern auch dessen 

 relative Stárke in Erfahrung bringen können, námhch aus dem Umstande, 

 in welche der untergestellten Schalen das Quecksilber, sowie in welcher 

 Quantitát dasselbe ausgeströmt ist. 



Dieser Apparat wurde vor einigen Jahren von Herrn R. Lepsius, 

 Director der geol. Landesanstalt in Darmstadt * auf die Weise abgeándert, 

 dass derselbe den Quecksilberbehálter, sowie die AuÖangeschalen aus einem 

 Stück und zwar aus gebranntem Thon anfertigen Hess. Der Durchmesser 

 des rundén Gefásses ist 191 mm, die Breite am Rande gemessen 60 mm. 

 Am Ajjparate selbst befinden sich mehrere Vertiefungen. (s. Fig. 1 und 2 

 auf Seite 378 (240) d. magy. Textes), In der Mitte desselben fb) bringen wir ein 

 flaches Uhrglas an, dessen Durchmesser 88 mm betrágt ; die Tiefe desselben 

 ist 5 mm und kann man in dasselbe ungefáhr ^,2 kg Quecksilber aufgiessen. 

 Dieses Uhrglas (b) ist am Rande glatt abgeschliffen und auf den Apparat 

 horizontal aufgekittet; ringsherum im Kreise dagegen befinden sich unter- 

 halb des Uhrglasrandes 16 Vertiefungen (d), die zur Aufnahme des über- 

 laufenden Quecksilbers dienen. 



Der Apparat selbst kann am zweckmássigsten im Keller aufgestellt 

 werden, und damit derselbe auch wirklich ganz fest stehe, können wir ihn 

 mittelst Cement oder Gyps an den Fussboden anheften. Wenn dies gesche- 

 hen ist, kiében wir hierauf das flache Uhrglas mit gewöhnlichem Glaserkitt 

 an und stellen dasselbe mit Hilfe einer daraufgelegten Glasplatte und Libella 

 vollkommen horizontal ein. Wenn wir dann auch das Quecksilber aufge- 

 gossen habén, bedecken wir zum Schlusse den ganzen Apparat mit einer 

 Platté aus gewöhnlichem Fensterglas, die wir an den Rándern mit Glaser- 

 kitt umgeben, um das Quecksilber und das Innere des Apparates vor Staub 

 und Schmutz zu bewahren. 



Anlásslich eines Erdbebens láuft das Quecksilber in der dem Stosse 

 entgegensetzten Richtung und hierauf theilweise auch in der Stossrichtung 

 selbst über und zwar in einer um so bedeutenderen Menge, je stárker der 

 Stoss war, wodurch wir einestheils die Richtung und, wenn wir die aus- 

 geflossene Menge des Quecksilbers abwágen, auch die relative Stárke des 

 Erdbebens beurtheilen können. Ich machte aber hiebei die Erfahrung, 

 dass es mit einigen Schwierigkeiten verhunden ist, das in die Becher (d) 



* ZeiÍBcbr. der deiitBclien geol. Gesellschaft. Jahrg. 1884. p. 29—36. 



[166] 



