QUECKSILBER-SEISMOMRTEK. 41 í 



übergelaufeue Quecksilber ohne Verlust wieder herauszuheben, weshalb 

 ich zu fliespm Zwecke eino mit inehrereii Kugehi versehene Glasröbre, oder 

 aber auch den im Haudel zu bekommeii<leii WARRENTRAP-Wiiii/scben Apparat 

 benützte (s. Fig. 3 auf S. 871) (Í241) d, magy. Textes), ura mit demselben selbst 

 die geringsten Quecksilbertropfen durcb Aspiration ganz sicher heraus- 

 zubeben, obne der Gefabr ausgesetzt zu sein, etwas von dem Quecksilber 

 zu verlieren, oder aber iu den Mund zu bekommen. Kachdem wir mittelst 

 der Saugkraft unserer Lungen die Quecksilbersáule blos zu einer geringen 

 Höhe zu heben vermögen, darf die Röhre nicht zu láng sein, oder aber 

 müssen wir den Kugelapparat scbief in das aufzusaugende Quecksilber 

 bineinhalten. 



Den auf diese Weise aufgestellten Seismometer müssen wir jeden 

 Tag wenigstens eiumal besicbtigen, ob derselbe nocb in Ordnung und ob 

 nicbt durch irgend einen Erdbebenstoss Quecksilber in demselben ver- 

 scbüttet worden ist. Es ist dies ein ziemlich ermüdender Vorgang, zu dessen 

 Vermeidung icb den LEPSius'scben Apparat in folgender Weise montirte. 

 Wie in Fig. 1, 2 und 4 ersicbtlieh, babé icb eine elektriscbe Klingel mit 

 dem Apparate in Verbindung gebracht, damit das Ueberlaufen des Queck- 

 silbers, resp. das Erfolgen eines Erdbebens selbsttbatig angedeutet werden 

 könne. Denselben elektrischen Strom babé ich ferner mit einem kleinen 

 Elektromagneten (M) verbunden, der bei Eintritt eines Erdbebens ein 

 Uhrwerk arretirt. Ich habé diese Einrichtung in der Weise vorgenommen 

 (s. Fig. 1 und 2), dass ich in jeden der 16 Becher (d) bis auf den Boden 

 derselben reichende je zwei mit Platinspitzen versehene Kupferdráhte (c) 

 einführfce, und zwar derart, dass die beiden Enden möglichst nahe zu einan- 

 der stehen, damit dieselben selbst durch den kleinsten Quecksilbertropfen 

 berührt und miteinander verbunden werden können. Hierauf habé ich von 

 den 16 Drahtpaaren die einen Dráhte ( — ) mit einander verbunden, ferner 

 ebenso die übriggebliebenen and erén (+), natürlich in solcher Weise, dass 

 dieselben von einander vollkommen isolirt seien. Wir sehen daher, dass sich 

 nuu allé +, und ebenso allé — Dráhte in je einen einzigen Leitungsdraht 

 vereinigen. Wenn wir jetzt den Apparat (Fin Fig. 4j einestheils mit 1—2 

 LECLANCHÉ-schen Elementen (E), anderntheils mit der elektrischen Klingel 

 (Cs) verbinden, so tritt vorderhand noch gar keine Veránderung ein, sobald 

 aber in einen der 16 Becher infolge eines Erdbebenstosses auch nur die 

 geringste Quecksilbermenge übergelaufen ist, so ist dieser Tropfen genü- 

 gend, um die beiden im Becher befindlichen Drahtenden mit einander zii 

 verbinden und den Signalapparat zum Lármen zu bringen, was solange 

 anhált, bis wir das Quecksilber aus dem betreffenden Becher nicht wieder 

 entfernt habén. 



Wenn wir schliesslich auch noch erreichen woUen, dass eine gut 

 regulirte Uhr im Momentc des Erdbebens stehen bleibe, so können wir an 



Földtani Közlöny. XXII. köt. 1892. [167] 27 



