2Ö 



hung oder Abstossung regelmässig ist , so muss die Basis der conve- 

 xen Quecksilbervvölbung in beiden Schenkeln einen vollkommen hori- 

 zontalen Kreis bilden. Man wird aber bei den meisten Barometern 

 unzählige Stellen finden, wo dieses nicht der Fall ist, wo die Be- 

 rührung des (Quecksilbers mit dem Glase rechts höher hinaufreicht, 

 als links oder umgekehrt, und wo man diesen Mangel durch kein 

 noch so starkes Schütteln des Barometers heben kann. Ferner muss 

 die Höhe dieser Quecksilberwölbung über der genannten Basis 

 bei unveränderter Temperatur an allen Stellen der Glasröhre sich 

 gleich bleiben, an welchen diese selbst nicht enger oder weiter wird. 

 Wenn man aber die Höhe dieser (^uecksilberwölbung an verschiede- 

 nen Stellen der Glasröhre misst, was ziemlich genau geschehen kann, 

 so wird man grosse Unregelmässigkeiten finden, die ebenfalls durch kein 

 Schütteln des Barometers beseitigt werden können. Während man 

 nun die Normal-Beobachtung anstellt, darf man nicht unterlassen, die 

 Höhe dieser (^uecksilberwölbung zu messen, um sich zu überzeugen, 

 dass die Normalbeobachtung auch von dieser Unregelmässigkeit nicht 

 afFicirt ist. 



Merklich gemacht werden die Fehler einer Normal -Beob- 

 achtung : 



a) Durch Vergleichung derselben mit andern Normal-Beobachtun- 

 gen. Da alle diese bei derselben Temperatur angestellt sind, so müss- 

 ten, wenn die R.öhre überall vollkommen gleichweit wäre, die Differenzen 

 der Scalenzahlen je zweier [Normalbeobachtungen an beiden Schen- 

 keln gleich gross seyen. So genau dürfte man aber wohl keine sich 

 überall gleich weit bleibende Glasröhre finden und Differenzen zwi- 

 schen jenen Scalenzahlen werden immer statt finden. Aber aus den 

 grösseren oder geringeren Unregelmässigkeiten , die bei diesen Diffe- 

 renzen vorkommen , lässt sich immer der Werth einer zu prüfenden 

 Normalbeobachtung beurtheilen. 



b) Durch Vergleichung mit andern Beobachtungen, die man mit 



