30 



rück in diesen engeren unteren Theil, und lässt sich nun, nach der 

 wohlbekannten Einrichtung, mit dem darauf geschobenen Stopfer ver- 

 schliessen. 



Dass an einem so Ichen Reise-Barometer (und doch möchte ich 

 gerade bei Höhen-Bestimmungen die vorgeschlagene Methode vorzüg- 

 lich angewandt wissen) der unveränderliche Theil von r (vgl. §. 7) 

 durchaus nicht, nachdem das Barometer gefüllt ist, durch eine Mes- 

 sung seiner Länge, sondern mit Genauigkeit nur vor der Füllung des 

 Barometers bestimmt werden kann, versteht sich von selbst. Dieser 

 unveränderliche Theil von r hat z. B. an meinem Barometer die Länge 

 von 72'", während das in ihm enthaltene Quecksilber nur einer Säule 

 von /»8"' (nach dem Caliber des längern Schenkels) seiner Masse nach 

 entspricht. 



Bei dieser Einrichtung des E.eise-Barometers ist es nicht nöthig, 

 dass sich der kürzere Schenkel nach unten zu schon an den Stellen 

 verengere, an welchen man noch beobachtet. Umgekehrt kann ge- 

 rade das Zusammensetzen der Röhre dazu dienen, desto leichter zwei 

 Schenkel von möglichst gleicher Weite zu erhalten , falls man nicht 

 überhaupt die Construction von Gay-Lussac für Reise- Barometer 

 vorziehen sollte. 



Ob es möglich sey, für das Caliber, das für Barometer das 

 schicklichste ist, eine Piöhre von durchaus gleicher Weite zu erhalten, 

 weiss ich nicht. Eine grosse Schwierigkeit bleibt dabei immer durch 

 den Umstand , dass kleine Unterschiede im Durchmesser der Weite 

 schon einen beträchtlichen Einfluss auf die Länge der darin enthal- 

 tenen Quecksilber-Cylinder von gleicher Masse äussern , indem sich 

 die Höhen dieser Cylinder , nach bekannten stereometrischen Sätzen 

 umgekehrt wie die Quadratzahlen jener Durchmesser verhalten. 



Auf jeden Fall ist es daher nöthig, für Röhren von nicht voll- 



