38 



§.15- Aus diesem Beispiele lässt sich der Einfluss der ungleichen 

 Weite der Röhre in beiden Schenkeln auf die, bei unverändertem 

 Druck der Atmosphäre, blos durch die Wärmezunahme erhöhten Ba- 

 rometerstände zur Genüge beurtheilen. 



Bei Unterschieden in den Weiten der Röhre, die den im §. I4 

 angenommenen nahe kommen (und die eigentlich schon grösser sind 

 als sie der Capillar-Depression wegen überhaupt seyn sollten, deren 

 Einfluss auf den Barometerstand man durch den Gebrauch des Heber- 

 Barometers ja gern ganz aufheben möchte) und bei sonstigen, den 

 hier angenommenen ähnlichen Verhältnissen, hätte man für jede 10° 

 Abweichung von der Normal-Temperatur für z einen Werth von bei- 



läufig 



Nun ist die Zunahme desBarometerstandes durch die Wärme, 

 die in jenem Beispiele ^ 1'" gesetzt wurde, ganz unabhängig von 

 der gleichförmigen oder ungleichförmigen Weite der Röhre, indem 

 nämlich jetzt, wegen des Leichterwerdens des (Quecksilbers durch die 

 Wärme nur eine nach Verhältniss höhere Queksilbersäule erforder- 

 lich wird, um mit dem Druck der Atmosphäre im Gleichgewicht zu stehen. 



Der Einfluss derungleichen Weite der Röhre erstreckt sich blos auf die 

 Werthe für z. Da aber diese Werthe für z selten einige Zehntheile 

 einer Linie betragen, und diese wieder nur in dem Verhältnisse von 

 k zu q -1- k (in unserm Beispiele von 0,1 zu 1,1, d. i. mit ihrem 

 eilften Theile, vgl. unten §. ifi. d), als Correctur der Calibrirung we- 

 gen in Rechnung kommen; da also diese Correctur selten einige Hun- 

 derttheile einer Linie betragen möchte: so kann diese Correctur in al- 

 len Fällen um so eher vernachlässigt werden, als bei grossen Abwei- 

 chungen von der Normal-Temperatur (wenn für dieselbe, was wohl 

 am zweckmässigsten, ein von der mittlem Temperatur nicht sehr ab- 

 weichender Wärmegrad angenommen wird) ganz andere Gründe der 

 Unsicherheit hinzu kommen (vgl. unten §. 28 und §. 35)' 



