44 



§. 18. Die zweite Columne in dieser Tabelle enthält die Beob- 

 achtungen des am Barometer befindlichen Thermometers in Graden 

 der SOtheiligen Pieaumur'schen Scale, die in der Ueberschrift der 

 gten Columne mit t bezeichnet sind. 



Die dritte und vierte Columne enthalten die beiden Scalenzahlen 

 für das in die Nähe des Ofens gebrachte Heber-Barometer, gerade so, 

 wie sie abgelesen wurden. Die Scalenzahl des längeren Schenkels 

 der ersten Beobachtung sollte vollständig 14" 0"32 und die des kür- 

 zeren Schenkels vollständig 14" 1"',50 heissen. Da in beiden Schen- 

 keln die Scalenzahl immer grösser als 14" war, so konnte der Ab- 

 kürzung wegen diese Zahl durchaus wegbleiben. 



Die 5te Columne -enthält die nach §. 4 berechneten Werthe für 

 y, die Normal-Temperatur zz 10° angenommen. Für Denjenigen, der 

 nachrechnen vvoUte, ist zu bemerken, dass für diese Rechnungen die 

 Scalenzahlen der Calibrirung wegen zuerst nach §. l6 corrigirt wor- 

 den sind. Es konnte für diese Correcturen bei dem gebrauchten Ba- 

 rometer das Verhällniss der Weiten des längeren und kürzeren Schen- 

 kels hier durchaus =: 1, 1 : 1 gesetzt werden. Als Normal-Beobach- 

 tung für diese Rechnungen wurde die des 2ten und 3ten Exempels 

 (§. 5) gebraucht. Dabei ist für die zwei ersten Beobachtungen , wo 

 die Wärme unter 10" war , y natürlich negativ geworden. In allen 

 übrigen Beobachtungen ist y positiv. (BemerUei^swerth ist hierbei, 

 dass der unveränderliche Theil von r unter l5" =: 51"',3 angenom- 



s 



men, in allen diesen Rechnungen der Werth von immer > 



° 8 -t- r 



0,823 und < 0,824 herauskam, durch welches Gleichbleiben für 



nicht sehr von einander abweichende Barometerstände die Rechnungen 



nach der vorgeschlagenen Methode sehr erleichtert werden). 



Die 6te Columne enthält nun die nach der vorgeschlagenen 

 Methode vollständig reducirten Barometerstände. Die Zahlen dieser 



