46 



Columne um 10 vermindert, und mit dieser Differenz in die Zahlen 

 der fünften Columne dividirt. Da nämlich y die Correctur für die 

 durch jene Differenz bezeichnete Zahl von Graden ist , um den Ba- 

 rometerstand auf die Normaltemperatur von 10" zu reduciren, so sind 

 die (Quotienten dieser neunten Columne die Correcturen für einen 

 Grad. Würde sich die Quecksilbersäule im Barometer proportionirt 

 und gleichförmig mit der umgebenden Temperatur verändern , so 

 müssten, sonstige Vollkommenheit der Beobachtungen vorausgesetzt, 

 diese Zahlen unter einander gleich seyn. 



§. ig. So unvollkommen die Data des verglichenen Barometers 

 (in der 8ten Columne) sind, so reichen sie doch hin, um zu zeigen, 

 dass der Druck der Atmosphäre während der Beobachtung von l|^ 

 Uhr bis k Uhr etwa um 0"',2 abnahm, und dann wieder zunahm, 

 welche Zunahme schon um 7 Uhr wieder Tvenigstens 0"',1 betragen 

 hatte. 



Mit dieser wirklichen Ab - und Zunahme des Drucks der At- 

 mosphäre sollten nun die nach beiden Methoden reducirten Barome- 

 terstände in Einklang stehen. Beiderlei Stände weichen auf eine auf- 

 fallende Art davon ab. 



§. 20. Ehe ich von dem hauptsächlichsten Grunde dieser Abwei- 

 chungen rede, muss ich zuerst einige andere Umstände berühren, 

 welche zum Theil gewisse Unregelmässigkeiten in den Barometerstän- 

 den veranlasst haben können. 



Vorerst waren die Beobachtungen selbst, zum Nachtheil für de- 

 ren Genauigkeit, mit ziemlich grossen Beschwerlichkeiten verknüpft. 

 I^ias Baron^eter hieng ziemlich tief, so dass ich mich für die Einstel- 

 lung und Ablesung bei dem untern Nonius auf den Boden knieen musste. 

 Dabei war es in ziemlicher Entfernung vom Fenster, und die Able- 

 sung musste auf der vom Lichte abgekehrten Seite geschehen. Die 

 heberförmige Barometerröhre liegt nämlich in einer ziemlich massi- 



