48 



gen bog und krümmte sich nun die metallene Scale aus dieser hölzer- 

 nen Fassung heraus, Hätte ich dabei das Instrument ganz sich selbst 

 überlassen, so wären vyohl dadurch eben so grosse Unrichtigkeiten, aber 

 vielleicht kleinere Unregelmässigkeiten entstanden, als nunmehr, wo 

 ich bisweilen die metallene Scale in die hölzerne Fassung zurück- 

 zwängte. Hieher gehören ohne Zweifel die Unregelmässigkeiten, die 

 man an den nach §. 4 reducirten Ständen zwischen 4 und 5 Uhr 

 bemerkt. 



Unter so bewandten Umständen, wo ich nicht weiss, ob die me- 

 tallene Scale durch die Befestigung an der hölzernen Fassung mehr 

 verkürzt oder durch die Wärme mehr ausgedehnt war , konnte eine 

 Reduction wegen Ausdehnung der metallenen Scale durch die Wärme 

 nicht zur Verbesserung der Barometerstände dienen ; daher auf sol- 

 che bei den Berechnungen obiger Tabelle auch durchaus keine Rück- 

 sicht genommen wurde. 



§. 22. Ferner musste die Entstehung der Quecksilberdämpfe im 

 luftleeren Räume des oberen Schenkels bei dem schnellen und star- 

 ken Temperaturwechsel, unter welchem diese Beobachtungen ange- 

 stellt wurden, weit bedeutendere Unregelmässigkeiten hervorbringen, 

 als dergleichen unter gewöhnlichen Umständen bemerkt werden kön- 

 nen. Insbesondere musste sich auch der vom (Quecksilber nicht be- 

 rührte oberste Theil der Glasröhre weit schneller erhitzen und bei 

 der Abnahme der Temperatur wieder weit schneller erkälten, als der 

 übrige Theil der Barometerröhre mit dem darin enthaltenen Queck- 

 silber. Während also im ersten Falle die (j)uecksilberdämpfe ausge- 

 dehnt bleiben, und eine noch grössere Spannkraft erhalten mussten, 

 mussten sie im zweiten Falle wieder niedergeschlagen werden, und 

 ihren Druck auf die Quecksilbersäule verlieren. 



Hierbei kann ich ein Phänomen nicht unberührt lassen, dessen 

 Entstehen bei den gewöhnlichen Barometer -Beobachtungen wohl nie 



