38 



kleinsten Körper oder Fehler der Politur der CoUectivlinse, durch den 

 Spiegel erleuchtet, sichtbar. 



Dieses ist nicht der Fall bei dem terrestrischen. 



Der grössere Lichtverlust kömmt nicht in Betracht, da es nur 

 auf Unterschiede der HelligUeit ankömmt. Der Lichtbüschel ist bei 

 doppelten Objectiven klein genug, um stets ganz von der Pupille 

 aufgenommen zu werden. Der Stahlspiegel ist gegen die optische 

 Axe fiö" geneigt und so gestellt, dass sein Rand, der das Gesichts- 

 feld halbirt , in die Brennweite des Okulares gebracht werden kann. 



Vor dem kleinen Objektive, welches gehörig geblendet, gegen den 

 Spiegel verstellbar und in eine cylindrische Hülse eingeschraubt ist, 

 ist ein doppelter Schuber in einem weitern Cylinder angebracht. 

 Jede Hälfte des Schubers hat eine quadratische OefFnung von der 

 Grösse des Objektives. Beide Schuber werden durch dieselbe Schraube, 

 welche zur Hälfte ein rechtes, zur Hälfte ein linkes dreifaches Ge- 

 winde hat, zugleich bewegt, so dass der eine aufwärts, der andere 

 eben so viel abwärts geht, und daher bewirkt wird, dass der Mittel- 

 punkt der quadratischen Oeffnung, diese mag nun vergrössert oder 

 verkleinert seyn , stets von der Axe des kleinen Objektives getroffen 

 wird. 



Der todte Gang der Mikrometerschraube, die eine in 100 Theile 

 getheilte Trommel trägt , ist auf das Sorgfältigste aufgehoben. Die 

 ganzen Umgänge der Schraube sind auf die Seitenkante des einen, der 

 Index auf die Seitenkante des andern Schiebers aufgetragen. 



So misst die Skala in Verbindung mit der Trommel unmittelbar 

 den diametralen Durchmesser der quadratischen Oeffnung des kleinen 

 Objektives, Skala und Trommel zeigen = 0, wenn die Schuber ge- 

 schlossen sind; die Helligkeiten ein und desselben Bildes werden sich 

 daher verhalten wie die Quadrate der unmittelbaren Ablesungen. 



