48 



die durch das Auge und die beiden Sterne geht, und sie werden da- 

 her beide im Gesichtsfelde seyn. 



Bei den Priifungen dieses Instrumentes an künstlichen Sternen 

 war die ISähe der Objekte so gross, dass deren Bild nicht in die 

 Mitte der Verstellbarkeit der Objektivschuber fiel. Um dieses bewir- 

 ken zu können, wurde der cylindrische Hauptkörper des Photome- 

 ters durch Einschrauben einer gleich weiten Röhre um 35'" verlän- 

 gert. Diese Abänderung ist in der Zeichnung nicht berücksichtigt. 



Sollte das Instrument in grossem Maasse ausgeführt werden, was 

 zur Bestimmung der Helligkeiten kleiner Sterne unerlässlich scheint, 

 so müsste man statt Vertical- und Horizontalaxe, Stunden und Dekli- 

 nationsaxe anbringen, um mittelst Einer Axendrehung die Bilder im 

 Gesichtsfelde zu erhalten. 



Auch das Aufsuchen würde durch 2 kleine Fernröhre, die mit 

 den Prismen fest verbunden sind, und parallel mit den einfallenden 

 Hauptstrahlen gestellt wären, sehr bequem werden. Statt der Pris- 

 men könnte man im Grossen eben so gut Planspiegel, die 45° gegen 

 die optische Axe geneigt würden, anbringen. 



