Wir haben in Beilage V. gezeigt, dass das Photometer das Ver- 

 hältniss der absoluten Lichtmengen zweier Sterne misst. Indessen 

 ist obige Theorie, wie bereits bemerkt wurde, nicht streng richtig, 

 und daher auch der Fall denkbar, dass alle Angaben des Photometers 

 von einem konstanten Fehler behaftet seyen. 



Wären die Angaben des Photometefs nicht das Maass der abso- 

 luten Lichtmengen, sondern nur proportionale Werthe, so dass z. B. 

 alle gefundenen Helligkeitsverhältnisse mit dem Faktor m multiplizirt 

 werden müssten, um den in der Natur Bestehenden gleich zu wer- 

 den, so könnte dieses m nicht aus Beobachtungen an Sternen abge- 

 leitet werden '■"). 



Um eine vollständige Prüfung des Instruments zu erlangen, ist 

 man daher genöthigt, genau bekannte Lichtmengen durch das Photo- 

 meter miteinander zu vergleichen, d. h. zu künstlichen Sternen über- 

 zugehen. 



In dieser Beziehung eignen sich Lichtreflexe auf polirten Stahl- 

 kugeln ganz vorzüglich. Bringt man eine polirte Stahlkugel in dunk- 

 len Raum , in welchen blos durch eine kleine OefFnung Tageslicht 

 einfallen kann, so reflektirt sich das Bild dieser OefFnung, als sehr 

 heller Lichtpunkt, ohne sichtbaren Durchmesser auf der Kugel. 



■) Eben so wenig als alle 3 Correctionen eines Passageninstrumentes durch SUrndurch- 

 <änge allein lu bestimmen sind. 



7* 



