52 



Es ist dieser Reflex durch ein Fernrohr betrachtet einem Fix- 

 sterne so ähnlich, dass man glauben könnte, das Fernrohr nach dem 

 Himmel gerichtet zu haben. Aendert man die Oeffnung, durch wel- 

 che das Licht einfallt, so ändert sich auch dem proportional die Grösse 

 des Bildes auf der Stahlkugel. 



Allein der Angulärwerth, unter welchem das Reflexbild erscheint, 

 bleibt stets unter der Grenze des Erkennens eines Durchmessers. 

 Daher ändert man scheinbar mit der Oeffnung für das einfallende 

 Licht die Intensität des Reflexbildes. 



Auf diese Weise hervorgebrachte künstliche Sterne sind völlig 

 frei von Beugung des Lichts, was durch kleine Oeffnungen nie zu 

 vermeiden gewesen wäre. Sie verschaflfen den Vortheil, dass man 

 niemals undulirende Bilder hat, und sind, wenn die gehörige Vor- 

 sicht getroffen wird, von konstantem Helligkeitsverhältniss zu einander. 



Zwei nahe gleiche Stahlkugeln, auf welchen ungleich grosse 

 scheinbar verschieden intensive Reflexe hervor gebracht werden , sol- 

 len uns daher als Mittel zur strengen Prüfung des Instrumentes dienen. 



Bei der Construktion eines Apparates dieser Art muss man im 

 Auge behalten, dass die Reflexionskraft zweier polirter Rugeln aller 

 Vorsicht ungeachtet nie völlig gleich seyn wird. 



Eben so unmöglich ist es, zwei Kugeln auszuführen, die völlig 

 gleichen Durchmesser haben. 



Auch setzt die Methode voraus, dass beide Oeflfnungen, durch 

 welche Licht auf beide Kugeln fällt, gleich und gleichmässig erleuch- 

 tet seyen, was ebenlalls nicht mit aller Schärfe zu bewirken ist. 



Zur Elimination dieser auf das Helligkeitsverhältniss einwirken- 

 den Umstände wird man daher den Apparat so bauen müssen, dass 



