57 



In dieser nahe senlvrechten Stellung des Pliotometers, das Oku_ 

 lar nach oben, sieht man leicht, dass die Abslände der Kugeln von 

 beiden Ohjektivhälften , um den Abstand der Prisraen d. i. 26" ver- 

 schieden sind. Auch ist der Winkel des mittleren einfallenden Cen- 

 tralslrahles für das Prisma B stets um 35' aus demselben Grunde 

 grösser, als für das Prisma A. Durch eine Verstellung der ObjelUiv- 

 schuber gegen das OUularbild wird al)er ebenfalls der Abstand von 

 den Kugeln geändert; stellt man daher das Okular in der Weise, 

 dass beide Objehtivschuber in der Mitte ihrer Vcrstellbarheit sind 

 wenn die Sterne im Bild als Lichtpunkte erscheinen , und vergleicht 

 nun stets in symmetrischen Lagen über und unter dem Bilde die Licht- 

 flächen auf gleiche Helligkeit, so eliminiren sich alle diese, auf das 

 Helligkeitsverhältniss einwirkenden Umstände, wenn das Prisma A 

 beide Sterne gleich oft zeigt, d. h. wenn die Lage der Prismen <»e- 

 gen die Sterne gewechselt wird. 



Man elimiiiirt also alle von dem Instrumente und seiner Aufstel- 

 lung herrührenden Einflüsse auf das Helligkeitsverhältniss beider 

 Sterne, wie sie von einem Punkte aus betrachtet erscheinen müssten, 

 durch das Wechseln der Prismen. 



Aus dieser Betrachtung in Verbindung- mit den Combinationen 

 durch welche die Einflüsse des Apparates elirainirt werden, geht nun 

 folgende Regel der Elimination aller Fehler hervor. 



t. Man vergleicht beide Lichtflächen, gleich oft, und in relativ- 

 gleichen Abständen über und unter dem Bilde. 



2. Man wechselt die Lage der Prismen und wiederholt dieselben 

 Beobachtungen. 



3. Man wechselt die Kugeln und wiederholt die Beobachtungen. 



8 



