Hier sind die Abweichungen von der Wahrheil zwar kleiner, als 

 vor dem 4. November, allein bei keiner einzigen Beobachlungsreihe 

 innerhalb des wahrscheinliclien Fehlers. 



Das Mittel aus sämmtlichen 66 vollständigen Bestimmungen 

 stimmt zwar bis auf eine geringe Abweichung mit der Wahrheit, aber 

 ebenfalls nicht innerhalb der Grenzen des wahrscheinlichen Fehlers. 



Diese Abweichung des Mittels jeder Reihe für sich, und die 

 Veränderlichkeit in dieser Abweichung deutet aber offenbar auf eine 

 noch bestehende Veränderlichkeit im Apparate der Kugeln; wäre ein 

 erheblicher konstanter Fehler, so würden die Zeichen der Abwei- 

 chungen nicht wechseln, und der Mittehverth läge weiter von der 

 Wahrheit ab. Da aber ferner jeder beträchtliche Fehler, im Instru- 

 mente oder in der Schätzung des Beobachters, auch die Ueberein- 

 stimmung der Piesultate der einzelnen vollständigen Vergleichungen 

 einer Picihe entstellen würde, so weiset hier das Resultat deutlich 

 nach, dass der Fehler im Kugelapparate liegen müsse. Ein solcher 

 fand sich auch wirklich. 



Die metallenen Blendungen, welche die Grösse der Lichtreflexe 

 auf den Kugeln bedingen, sind, wie aus der Betrachtung der Abbil- 

 dung des Apparates zu ersehen , unter den Beleuchtungsspiegeln in 

 Holz eingedreht. Sie passten anfangs sehr genau in ihre Vertiefun- 

 gen; allein das Holz, der Luft und Sonne ausgesetzt, schwand, so 

 dass die Blendungen nicht mehr hinein gingen. Ich war daher ge- 

 nöthigt, sie ausdrehen zu lassen, wobei sie einen Spielraum von etwa 

 0."'7 erhielten. Die Zeit, wo dies geschah, fällt zwischen den 20- 

 und 30- Oktober. 



Diese Verschiebbarkeit der Blendungen wurde dadurch gehoben, 

 dass ich 3 messingene Punkte in die Holzfassung einschlagen, und 

 die Blendungen in diese genau eindrehen liess. 



