632 



Lidern wir die Methode, welche znr Messung der absoluten 

 horizontalen Intensität dient, mit einfachen Magneten durchgeführt 

 haben, war es die Absicht einerseits, eine deudiche Darstellung der 

 wesentlichen Momente des Verfahrens zu geben, andererseits ein- 

 fache und scharf begrenzte Begriffe aufzustellen, von denen man 

 oluie Schwierigkeit auf die in der Natur vorkommenden Fälle über- 

 gehen kann. Dieser Uebergang wird darin bestehen, dass wir einen 

 Magnetstab als aus unendlich vielen magnetischen Polen bestehend 

 zu betrachten haben, wovon jeder einzelne ^vie der Pol eines ein- 

 fachen Magnets wirkt, und deren Gesammtwirkung zu bestimmen, 

 nun die Aufgabe ist. Es sey der Punkt o in dem Magnetstab A B 

 (Fig. 6) durch die Coordinaten x, y, z bestimmt, und die magneti- 

 sche Kiaft in diesem Punkte sey eine Fmiction der Coordinaten 

 f (x, y, s) == V, so dass V die Kraft bedeute, welche der Ein- 

 heit der Masse zukommt; denken wir uns dann den Magnetstab 

 als aus unendlich vielen Elementen bestehend, und bezeiclmen wir 

 das Element, welchem die Coordinaten x, y, z zukommen, mit dm, 

 so haben wir die magnetische Kraft dieses Elementes == Vdm. 

 Die Sannne aller solcher Kräfte ist der Kraft des Magnets gleich. 

 Wir werden nun mit Anwendung dieser Vorbegriffe für die Schwin- 

 gungen und Ablenkungen der Älagnetstäbe die Gesetze entwickeln, 

 deren wir zur Litensitäts-Bestinunung bedürfen. 



§. 3. 

 Es sey AB (Fig.7) ein Magnetstab horizontal an dem Faden /"hän- 



X 86400" 



V2^0 + — e^-), 



9 «AvTS T^f^i-^^— 



wobei es ganz gleichgültig ist, welche Maase und Gewichte gebraucht 

 werden. 



