650 



wird der Factor i -|- ^^ -j_ -^ so klein seyn, dass eine Correction 

 desselben wegen der Wärme unnöthig wäre. 



Bisweilen ist es erforderlich, die bei einer Tempeiatnr t beobach- 

 teten Schwiugungszeiteu und Ablenkungen auf diejenigen Werthe 

 zurückzuführen, welche man erhalten hätte, wenn die Beobachtung 

 bei der Temperatur t vorgenommen worden wäre. Für diesen Fall 

 gelten folgende Ausdi-ückes 



Correction der Schwingungsdauer = — T {t — t) {ß' -\- \ a) 

 Correction der Ablenkung ....== -|- tgy (f — z) (3 j3 -{- «) 



Eine Intensitäts - Messung nimmt immer einen längern Zeitraum 

 in Anspruch, und da an der magnetischen Kraft unaufliörlich Aen- 

 derungen vorgehen, so müssen wir hier die Art angeben, wie solche 

 berücksichtiget werden. 



Bei der Schwingaugsdauer ist nur die Aenderuug der Intensi- 

 tät in Rechnung zu bringen. An den Variations- Instrumenten liest 

 man am Anfange und am Ende den Stand ab, und nimmt an, dass 

 der gemesseneu Sclnvingungsdauer das Mittel der beiden Stände 

 entspricht, was der Wahrheit um so näher kommen wird, je kürzer 

 der Zeitraum ist, den man zum Messen der Schwingungsdauer an- 

 wendet. Es sey der auf solche Weise erhaltene Stand der Inten- 

 sitäts - Variation = n', der Werth eines Theilstriches = i und X^ 

 die absolute Intensität, welche dem Nullpimkte der Variations-Scala 

 entspricht, so hat man die wirkliche Intensität = Xq (1 -f- n t), 

 demnach 



M^X^ (1 + n i) = ^ O + (2/3' + a) 



Bei den Ablenkungen hat man ausser den Variationen der In- 



