652 



wenn «ue bestimmte Intensität statt gefunden hätte, d. h. wenn die 

 Variation einen bestimmten Stand, z. B. iV" gelabt hätte. 



Die dessfalls nöthige Reduction ist 



' für die Schwingungszeit T . . . . -f- ^(n — iV) j T 

 filr die Ablenkung y + C"' — IV) i tgy 



um auf dem hier bezeiclineten Wege zur Kenntniss des Wer- 

 thes der Horizontal-Intensität zu gelangen, haben wir noch die Hülfs- 

 mittel anzugeben, wodurch man die Werthe von T und ^ bestim- 

 men kann. 



§. 6. 



Die Vorrichtungen zur Messung der Schwingnngsdauer sind in 

 Fig. 13. so ausführlich dargestellt, dass sie keiner weitläufigen Er- 

 klärung bedürfen. Der Magnet Iiat in der Mitte ein Loch, durch 

 welches die Schraube der Spiegelfassung geht; durch eine von oben 

 angeschraubte Mutter wird er fest gehalten. Die Schraube hat ein 

 Häkchen, welches in die Schleife des Fadens eingehängt wird. 

 Für die gewöhnlichen Schwingungen braucht man nur einen einfa- 

 chen Coconfaden, dessen Torsion = anzunehmen ist. Bei Be- 

 stimmung des Trägheits-Moments vermittelst des aufgelegten Ringes 

 mnss der Faden mehrfach genommen werden (für 200 graimnes 6fach), 

 alsdann wird er oben mit einer einfachen Torsions -Vorrichtung T 

 verbunden, getragen von der Säule aa. 



Ueber das Ganze stellt man die Glasglocke ffffg. Sie mnss sich 

 outen an die Unterlage so dicht anschliessen, dass keine Luft hinein- 

 kommt, was leicht zu erreichen ist, wenn die Unterlage aus einer ebe- 

 nen Stein- oder Glasplatte besteht and die Glocke sorgfältig ge- 



