655 



Um die einzelnen Bestimmungen vergleichen zn können, muss 

 man sie auf dieselbe Intensität und Temperatur reduziren; die zu 

 diesem Zwecke entwickelten Formeln geben, wenn 1 = 0,00011397, 

 (f = 0,0000135, « = 0,000539 gesetzt werden, und wenn die Re- 

 duction auf 5° Temperatur und 40 Litensität geschehen soll 



Reduction = — 0",00023 (n — 40) — 0",00108 (/ — 5°) 



Die Bestimmungen der Schwingungsdauer geben nach vorge- 

 nommener Reduction folgende Resultate: 



4",0116 

 4, 0116 

 4, 0124 



Die Vorrichtung, wodurch man die Ablenkungen misst, stellt 

 im Wesenriichen Fig. 14. dar. In dem Gehäuse A B D E 

 hängt der freie Magnet mm an dem Coconfadeu ff' imd trägt d^p 

 Spiegel s, dessen Fläche parallel mit dem Magnet ist. Vor dem 

 Spiegel .s* befindet sich das Objectiv o, in dem Gehäuse festgemacht; 

 dazu gehört das Ocular b. Im Focus des Objectivs ist der Faden 

 FF^ aufgespannt und hinter dem Faden steht der Beleuchtungs-Spie- 

 gel aa, der das Tageslicht gegen das Objectiv reflectirt. Das so 

 reflectirte Tageslicht wird vom Spiegel *• ziullckgeworfen, und da- 

 mit auch das Bild des beleuchteten Fadens FF. Bringt man den 

 Faden selbst zur Coincideuz mit seinem Bilde, 30 ist die optische 

 Axe des durch und b gebildeten Fernrohrs , senkrecht auf dem 

 Spiegel *. ......ä-j:L .^ ^.ii': jd 



Wird diese Coiucidenz hervorgebracht, wo noch kein Ablen- 

 kungs-Maguet in der Nähe ist, so zeigt der Vernier V die Able- 

 sung an, die dem magnetischen Meridian entspricht; legt mau als- 

 dann den Ablenkiuigs- Magnet MJ^l auf die Messingschieue SS ia 



