657 



^ (3 + 5 + 3' + 5) zu nehmen. Nahlrlich miiss der Schlitten 

 eine bestiiiunte, mit der Theilung correspondirende Länge haben. 



Bei der Zeichnung liabe ich nicht versuclit, die Form des Ge- 

 häuses, worin der freie Magnet mm hängt, eben so Avenig die Art 

 "und Weise de^r Verbindung mit der AJhidade oder dem Alliidaden- 

 Kreise des Theodoliten nälier darzustellen; die erstere ist im Grunde 

 willkiihrlicli, die letztere hängt von der Beschaffenheit des Theodo- 

 li(en ab. Bei dem Apparate, den ich im magnetisclien Observatorium 

 gebrauche, besteht eine Verbindung der Messiugschieue mit der Al- 

 hidade, welcJie im Allgemeinen mit der in der Zeichnung angedeu- 

 teten übereinstimmt. 



Der Ablenkungs-Apparat, welcher zu unserm achtzölligen Theo- 

 doliten gehört, hat ungefähr die in Fig. 16. dargestellte Form. Eine 

 Axe mit Zapfen, welche denen des Theodoliten -Fernrohres gleich 

 sind, wird in die Lager gelegt; die Bewegung dieser Axe hindert 

 das Stück ff", welches sich an dem hervorstehenden Zapfen h festhält. 



In einem Gehäuse a b befindet sich der freie Magnet, der Spiegel 

 ist im Cubus der Axe; beiderseits gehen vom Cubus Röhren hinaus, 

 auf welchen die Theilung sich befindet, und auf welche der Schlit- 

 ten gelegt wird. 



Die Rohrhälfte cd bildet zugleich das Femrohr, in d ist das 

 Objectiv , hinter welchem sich der Spiegel des freien Magnets im 

 Cubus der Axe befindet, o ist das Ocular. 



Eine Hauptbedingnng bei den Messungen ist, dass bei Hinüber- 

 setzung des Schlittens von der einen auf die andere Seite die ho- 

 rizontale Lage des Alhidaden-Kreises sich nicht ändere, weil sonst 

 der Mittelpunkt des freihängenden Magnets in Beziehung auf die 



Abhandlungen d. \l. Cl. d.Mi. d. Wiss Ul. Bd. Abtb. III. 82 



