88 
wohl, als der Waagschüssel oder Gewichte keine geschlossene Rin- 
ge, sondern offene,haben, damit man sie nach Belieben von C auf 
c, und von A oder a auf B oder b einlegen, und auch bey E oder 
e anbringen, oder wegnehmen kann. Dem ohngeachtet erhalten sie 
die nöthige Stärke. Eben auch defshalben sind die Rückenlinien 
FD und fd genau mit einander parallel, und der Waagarm hat 
durchaus eine gleiche Dicke. 
Es hängt von den Absichten ab, wie man so eine Waage 
doppelt benutzen wolle. Ich habe auf der hier gezeichneten, bey 
dem nämlichen Gewichte des Laufers, eine Seite für das baierische, 
die andere für das nürnbergische in Eichstädt eingeführte Gewicht 
getheilet. Ein anderer wählte das baierische und das Apotheker- 
Gewicht; wieder einer liefs sich nebst der Theilung für das baieri- 
sche, auch eine für das Augsburger Kramgewicht anbringen. Man 
schafft sich dabey für ein jedes das Hülfsgewicht an, von dem noch 
wird gehandelt werden. 
Man kann auch für eine jede Waage ein besonderes Gewicht 
des Laufers anbringen. Da ich oft kleine Gewichte, die nicht über 
4 oder 5 Pfund gehen, auf das Genaueste bis auf „; eines Loths 
abwiegen sollte, habe ich bey so einer andern kleinen Waage für 
einen Theil nur ein Gewicht von Io Lothen an den Aufsatz des 
Laufers angebracht. Mit diesem fängt die Waage an bey ız Pf., 
und geht etwas über 35, durch das Hülfsgewicht aber auf 55. Hier 
nimmt die Theilung für ı Pf. eine Länge von 84 Linien ein, und 
kommen auf 2 Loth noch 5%. Diese werden auf dem Sattel des 
Aufsatzes für den Laufer (Fig. II. A) noch in 8 Theile getheilt, wo- 
von einer + und durch ganz zuverlässige Schätzung noch weiter 
5% Loth angiebt. Man kann auch von diesem noch das halbe be- 
stimmen, weil die Waage sehr empfindlich ist, und eine fast un- 
merkliche Verschiebung des Laufers einen beträchtlichen Ausschlag 
giebt. 
4- 
