x 
122 
die Schneide der nicht schräg eingesetzten Nägel scharf, und sind 
die darauf liegenden Ringe des Hakens für die Waagschüssel pa- 
rallel, gleich hoch, und innerhalb wohl zugeschliffen, so wird die 
Verschiebung des Laufers auf beynahe 5 Linie oder 2 Loth noch 
einen merklichen Ausschlag geben; und so können bey A die Ge- ı 
wichte bis auf 2, bey B bis auf 4 Loth richtig abgewogen werden. 
Welche gleicharmige gemeine Waage würde von ıo bis 300 Pf. mit 
so zuverlässiger Bestimmung die Gewichte angeben? Wenn auch 
insgemein so genau die Abwiegung nicht gefodert wird, so gehört 
doch zur Vollkommenheit einer Waage, dals man sie fodern 
kann. 
44. Nach dieser vorläufigen Berechnung aller Wirkungen ei- 
ner römischen Waage, welche die darüber verfalste Theorie in so 
hellem Lichte zeigt, schreitet man zur Theilung, die mit allem mög- 
lichen Fleifse geschehen muls, und auch geschehen kann, wenn die 
Theilungsflächen auf dem Waagarme fein abgezogen sind, und eine 
geübte Hand mit guten Zirkeln von Stahl versehen ist. Man gehet 
es also an. 
Fig. I, A Am Sattel des Aufsatzes wird nahe an dem von F (Fig. I.) 
mehr entfernten Rande K der Oeffnung IR ein feiner Strich ge- 
macht, zu welchem als dem Anfange der Theilung nachmals o ein- 
geschlagen oder gestochen wird. Nach diesem setzt man den Auf- 
satz mit dem anhangenden und schon richtig verfertigten Gewichte 
des Laufers auf den Waagarm, so dafs A oder I am Sattel nahe zu 
F bey der Waage kommt. Will man die Theilung für den weitern 
Nagel anfangen, wo die Waage bald nach ro Pf. brauchbar ist, so legt 
man in die Waagschüssel gleich 12 Pf., und verschiebt den Laufer, 
bis er bey vollkommener Ruhe des Senkels genau das Gleichgewicht 
mit dem Horizontalstande angiebt. Man kann auch der Waage eine 
kleine Schwingung geben, um zu erfahren, ob der wieder ruhende 
Senkel richtig zutreffe. Auf dieses wird der Arm über eine Stütze 
fest 
