233 
wicht für sich abwiegen M— m, und das gröfste mit diesem für 
die Waage ist 2M—m. Weniger, aber nicht mehr darf dieses Ge- 
wicht tragen, damit nicht die Waage eine Lücke bekomme für ei- 
nige Zwischengewichte, die sie nicht abwiegen kann. 
19. Die Theilung für den Laufer verändert das Hülfsgewicht 
nicht. 
20. Der besondere Vortheil dabey besteht in beträchtlicher 
Verkürzung des Waagarms. 
21. Auch für den weitern Nagel sollte ein Hülfsgewicht be- 
stimmt werden. 
22. Dabey kann man sich aber durch Rechnung helfen. 
Ge 28 
Die Rückenlinie des längern Waagarms oder der Weg 
des an selbem hangenden Laufers soll sich genau 
durch den Ruhepunkt der Waage und über die 
Schneide der Nägel für die Waagschüssel ziehen. 
23. Gegen die Meynung mancher Physiker wird dieser Satz 
aufgestellt. 
24. Es ist nicht nur besser, sondern gehört zur 
wesentlichen Vollkommenbheit einer jeden, gleich- 
oder ungleicharmigen Waage, dafs die Waaglinie sich 
durch den Ruhepunkt ziehe. 
25. Die veränderliche Lage dreyer Schwerpunkte bestimmt in 
jedem Falle das Gleichgewicht im physischen Hebel. 
26. In diesem Falle ist die Centrallinie, in welcher sich der 
Mittelpunkt der Schwere von beyden Waagarmen befindet, allezeit 
senkrecht auf die Waaglinie. Ziehet sich diese durch den Ruhe- 
_ punkt, und steht der Schwerpunkt unter selber, so ist die Waage 
tauglich, und bey jeder Schwingung wirkt der Schwerpunkt allein. 
%7. Ist aber das Gleichgewicht noch nicht ganz hergestellt, 
so wirken zwar auch die Gewichte mit dem Schwerpunkte, aber im- 
mer 
