294 
mer gleich, und geben einen ihrem Uebermaalse ganz proportionir- 
ten Ausschlag. 
28. Wenn der Ruhepunkt nicht in der Waaglinie liegt, so er- 
eignen sich verschiedene Fälle, von welchen oft zwey bis drey bey 
der nämlichen fehlerhaften römischen Waage nach verschiedener 
Stellung des Laufers eintreten. In jedem Falle, wo aber zum Mu- 
ster ein mehr gewöhnlicher entwickelt wird, wirken mit dem Schwer- 
punkte auch die Gewichte, doch aber mit ungleicher und veränder- 
licher Kraft. Dadurch entsteht ein Ueberschnellen der Waage, oder 
doch eine lange Unruhe, bis endlich ein kleiner, der Differenz der 
Gewichte nicht proportionirter Ausschlag erfolgt. 
29. Eben daher ist bewiesen die Nothwendigkeit für eine 
vollkommene gute Waage, dafs der Ruhepunkt in der Waaglinie 
liege. Nur ganz kleine, durch die Beugung fast unvermeidliche Ab- 
weichungen haben nichts zu bedeuten. 
30. Auf die theoretische Abhandlung folgt eine doppelte Vor- 
schrift zur praktischen Ausübung. 
Gen, 
Vorläufiger Ueberschlag über eine römische Waage, 
die man nach bestimmten Absichten will 
verfertigen lassen. 
31. Mit Beyhülfe einer Zeichnung nach der wahren Gröfse 
einer Waage, kann man davon den körperlichen Inhalt, und wenn 
die spezifische Schwere des Staheisens, sammt dem Gewichte von 
einem Kubikschuh Regenwasser bekannt ist, auch das Gewicht des 
Eisens berechnen. 
32. Eben dieses erhält man noch leichter aus dem abgewo- 
genen hölzernen Modelle und der spezifischen Schwere des Holzes 
und des Stabeisens. 
33. Zum Muster dient hier eine grofse Last- oder Heuwaa- 
g&% bey welcher aus dem nach der wahren Grölse verfertigten 
höl- 
