Wird die Abweichung, die wegen der Unterschiede der re+ 
lativen Zerstreuung der verschiedenen Farben bey einem Objektive 
aus Crownglas Nro. 9 und Flintglas Nro. 3 entsteht, 1,00 genannt, 
so ist diese Abweichung bey einem Objektive aus Crownglas Nro. 9 
und Flintglas Nro..ı3 von derselben Brennweite ungefähr 0,57; bey 
einem Objektive aus Crownglas Lit. M und Flintglas Nro. 13, 0,52; 
und bey einem Objektive aus Crownglas Nro. 9 und Crownglas Lit.M, 
1,74. Bey Berechnung dieser Abweichungen ist auf die Intensität 
der verschiedenen Farben Rücksicht genommen, worüber unten mehr 
vorkommen wird. 
Aus den erhaltenen Resultaten mit beyden Prismen von 
Flintglas Nro. 23 läfst sich sehr sicher darauf schliefsen, wie weit 
alle gemessene Bögen und Winkel zuverlässig sind. Bey dem Prisma 
von 45° dieses Glases ändert ein Unterschied von 2 im Bogen den 
Exponenten des Brechungsverhältnisses in der fünften Dezimalstelle 
um ı. Bey dem Prisma von 60° bringen 3,”5 diese Veränderung 
hervor. 
Da bey achromatischen Objektiven, wenn die Farbenzer- 
streuung gehoben seyn soll, sich die Brennweiten der Linsen unge- 
gefähr verhalten müssen, wie die Farbenzerstreuung der beyden Glas- 
arten, das Verhältnifs der Zerstreuung für die verschiedenen Far- 
ben aber ungleich ist, so ist klar, dals eine Abweichung übrig blei- 
ben müsse, und es entsteht daher die Frage, welches Verhältnifs 
zu nehmen sey, damit diese Abweichung dem deutlichen Sehen so 
wenig als möglich schade. Dafs dieses nicht in dem Falle geschehe, 
wenn die Längenabweichung so klein als möglich ist, wird bald 
klar, wenn man erwägt, dafs die verschiedenen Farben nicht einer- 
ley Intensität haben, und dafs z. B. die Abweichung der gelben 
Strahlen, die sehr hell sind, ungefähr im Verhältnisse ihrer Intensi- 
tät mehr schaden werden, als die violeten bey gleicher Längenab- 
weichung. Es folgt daraus, dafs es nöthig sey, die Intensität jeder 
Far- 
ii 
Ä 
ke 
u 
