56 



Iz priložene slike vidi se kako je sastavljen naš termostat. 

 Voda koja se održava na stalnoj temparaturi nalazi se u jednome 

 običnome okruglome loncu od 20 litara, obavijen podebljim vunenim 

 suknom. Na dnu lonca nalazi se okrugao otvor 14 cm prečnika, u 

 koji je zalemljena jedna okrugla kutija istoga prečnika i iste visine; 

 ta je kutija okrenuta svojim dnom nagore. U nju se ozdo smeste 

 električne sijalice koje greju aparat. Prema visini stalne temparature, 

 ^ ^-^ sijalica ima dve ili tri, razne 



jacine pr^a potrebi, i ra- 

 zume se, da moraju biti 

 „staroga sistema" t. j. sa 

 ugljenim koncem. Jedna od 

 tih sijalica, koja sama nije 

 dovoljna da održi željenu 

 temperaturu, ne gasi se ni- 

 kako ; ona je dakle nepo- 

 sredno vezana za električnu 

 instalaciju. Ta sijalica nije 

 naznačena na priloženom 

 crtežu. Druge pak dve si- 

 jalice nalaze se u kolu koje 

 se prekida kad elektromag- 

 net funkcioniše. Ovaj pak 

 nalpzi se u jednome kolu 

 koje se zatvara dodirom 

 žive sa platinskom žicom 

 u regulatoru R. Taj regu- 

 lator predstavljen je sudom 

 u obliku jednog termometra, 

 čiji rezervoar ima zapreminu 

 od 120 cc a cev unutrašnji 

 otvor od 5 mm prečnika. 

 Na donjem delu te cevi 

 jedna platinska žica, učvr- 

 šćena u staklu, dodiruje 

 živu u cevi. Druga platinska 

 žica stupa u cev na njen 

 otvor; spuštajući je više ili 

 manje u susret živi, reguliše 

 se aparat na željenoj tem- 

 peraturi. Napomenimo naj- 

 zad da kutija u kojoj su 

 smještene sijalice mora biti sagrađena od što tanjega lima, kako bi njen 

 toplotni kapacitet bio što manji, jer je to pogodba da bi uticaj paljenja 

 i gašenja sijalica na temperaturu aparata bio trenutan. Najzad treba 

 tu kutiju obložiti iznutra garom i zatvoriti je jednom 

 potrebnim otvorima za prolaz sijalica, kako bi se što 

 stila njihova moć grejanja. Pomoću izvesne količine 

 kojom se zamenjuje voda koja je u termostatu ovaj 



daščicom sa 



bolje iskori- 



vrele vode. 



.se može za 

 nekoliko trenutaka postaviti nä željenu temperaturu, koja se odmah 

 automatski održava na stalnoj visini. 



(Iz Fiziološkog Zavoda Univerziteta u Beogradu). 



