385 
anerkennen. Es sind jetzt mehrere Jahre die hier beschriebenen 
registrirenden Instrumente an der hiesigen Sternwarte in ununter- 
brochenem Gebrauche gewesen, während zu gleicher Zeit zur Con- 
trole täglich zwölfımal die Aufzeichnungen nach den gewöhnlichen 
Instrumenten gemacht werden, und als Ergebniss der vorgenomme- 
nen Vergleichungen trage ich kein Bedenken, die Angaben der re- 
gistrirenden Instrumente für eben so sicher wie die unmittelbare 
Beobachtung zu erklären, 
Der galvanische Zeitregistrirungs- Apparat ist eine Nachahmung 
des von Dr. Locke in Washington erfundenen und von ihm „auto- 
matic elock register“ benannten Apparates. Da Dr. Locke's Er- 
findung für die praktische Astronomie die wichtigsten Vortheile ver- 
spricht, und voraussichtlich an den europäischen Sternwarten iu 
nächster Zukunft allgemein eingeführt werden wird, so dürfte die 
Beschreibung der au der hiesigen Anstalt getroffenen, in mehrfacher 
Beziehung eigenthümlichen, Einrichtung einiges Interesse darbieten, 
um so mehr, als die amerikanischen Mittheilungen keineswegs die 
Vollständigkeit haben, welche bei der ersten Ausführung oder An- 
wendung des Apparates wünschenswerth erscheinen möchte. 
Der Registrirungs- Apparat für Stern- Declinationen hat den 
Zweck, die Arbeit der Zonenbeobachtungen zu erleichtern und eine 
weit grössere Anzahl von Bestimmungen zu liefern, ohne der bei 
solcher Beobachtungsweise sonst erreichten Genauigkeit Eintrag 
zu tun. 
Das hier beschriebene Klectrometer, dem Prinzip nach überein- 
stimmend mit dem von Peltier für die Brüsseler Sternwarte con- 
struirten Instrumente, ist seit dem Frühjahre 1850 an der Stern- 
warte gebraucht worden, um die Spannung der Luftelectricität zu 
Abhandl. d. I. Cl. d. k.-Ak, d. Wiss. VI. Bd. II. Abth. 49 
