388 
silber floss bei der Oeffnung a (Fig. 1) ungehindert ein und aus, 
so lange der eiserne Cylinder f, an welchem der stählerne Kegel b 
festgemacht war, oben gehalten wurde. Liess der oben angebrachte 
Mechanismus den eisernen Cylinder los, so drückte er durch sein 
Gewicht den stählernen Kegel in die Oeffnung ein und versperrte 
das Barometer. 
In Fig. 2 sieht man den Durchschnitt des Stiefels. 
Als diese Vorrichtung aufgestellt wurde, erfüllte sie den Zweck 
vollkommen; es dauerte indessen kaum 14 Tage, so zeigte sich, 
dass die Kegel nicht mehr das Quecksilber vollkommen absperrten. 
Alles wurde aufs Nene gereinigt und wieder eingerichtet, aber un- 
gefähr mit demselben Resultate, dass nämlich nach einiger Zeit die 
Stahlkegel eine vollkommene Absperrung des Quecksilbers nicht 
mehr bewirkten. 
Mehrere Modifikationen wurden eingeführt, jedoch ohne den 
gewünschten Erfolg. Nach allen von mir gemachten Erfahrungen 
halte ich es für unmöglich, Kegel oder Wechsel herzustellen, die 
nicht nach längerm Gebrauche Quecksilber durchlassen. *) 
Nach dem Missglücken dieses Versuches ersetzte ich die Ba- 
rometerröhren, ohne an dem übrigen Mechanismus etwas zu ändern, 
*) Ein ähnliches Ergebniss erlangte ich im Jahre 1843, als ich den Versueh 
machte, ein registrirendes Weingeistthermometer in Gang zu setzen, wo- 
bei am Ende einer jeden Stunde ein Rohr mittelst eines sehr sorgfältig 
eingeschliffenen Wechsels verschlossen wurde. Nach einem ganz kurzen 
Zeitraume war eine doppelte Kraft nothwendig, um die Wechsel zu 
drehen, und sie sperrten den Weingeist nicht mehr ab. 
