389 
durch Röhren von der Form (Fig. 3) und machte an jedem der 
eisernen Cylinder eine Glaskapsel fest. Die Oberfläche des Queck- 
silbers ab deckte die Oeflnung des Rohres vollkommen zu; um die 
bestimmte Stunde wurde oben der eiserne Cylinder losgemacht; die 
Kapsel ging in das Quecksilber hinein (Fig. 4) und schnitt die Ver- 
bindung zwischen dem Quecksilber im Gefässe und dem Quecksil- 
ber im Rohre ab. Dabei wurde das Quecksilber im Rohre durch 
die in der Kapsel hefindliche Luft mehr oder weniger, etwa bis ce. 
hinuntergedrückt. Sollte später ahgelesen werden, so musste man 
langsam die Kapsel heben und so gieng das Quecksilber hinauf, bis 
es mit der Fläche des Rohr-Endes bei d im Niveau stand, dann erst 
zeigte die Scala den wahren Luftdruck an. Das Caliber des un- 
tern Theiles vom Barometerrohre betrug etwas mehr als eine Linie. 
der obere Theil war um das Dreifache weiter. 
Diese Einrichtung hat, wie man sieht, den Vortheil, dass man 
die Temperatur des Quecksilbers zu der Zeit, wo es abgesperrt 
wurde, nicht zu kennen braucht; es reicht hin, die Temperatur nur 
einmal, nämlich da wo die Barometerröhren abgelesen werden, zu 
notiren. 
Dieses Instrument war im Gang vom Jahre 1838—1841 und 
hat vollkommen entsprochen, obwohl es praktisch minder bequem 
war als die neueren Vorrichtungen. 
Zu gleicher Zeit mit dem Barometer wurde ein registrirendes 
Thermometer für die Messung der Lufttemperatur eingerichtet. Es 
bestand aus einem horizontal liegenden starken Messingdrath von 
26 Fuss Länge, festgemacht an einem Ende und am andern Ende 
in a (Fig.5), verbunden mit der auf Frietionsrollen liegenden Schiene 
AB, so dass die Schiene — durch die Einwirkung der Temperatur 
