390 
auf den Drath — vorwärts und rückwärts gieng. Einer Temperatur- 
Aenderung von 45 ° (wie sie im Laufe des Jahres bei uns in der 
Regel vorkommt) entsprach eine Bewegung der Schiene von unge- 
fähr fünf Linien. Die Schiene trug 12 gleiche Gradtheilungen und 
hatte in der Mitte einen Schlitz, durch welchen der um die Axe c 
bewegliche Arm be binaufgieng: dieser Arm trug auf 12 Spitzen die 
Zeiger von der in Fig. 6 und 6* dargestellten Form. Vermittelst 
einer Uhr wurde bewirkt, dass am Eude einer jeden Stunde der 
Arm be um eine Stufe sich senkte und einen Zeiger auf die Schiene 
hinlegte, der den Temperaturstand zu der betreffenden Stunde angab. 
- Auch diese Einrichtung zeigte sich vollkommen entsprechend 
und wurde von 1833—1841 angewendet. \ 
B. Neuere registrirende Instrumente. 
Da im Jahre 1840 das magnetische Observatorium eingerichtet 
wurde und ohnehin stündliche Beobachtungen aufgezeichnet werden 
mussten, so schienen vorerst die registrirenden Instrumente über- 
flüssig. Bis zum Jahre 1846 *) wurde das neue Beobachtungs- 
*) Im Jahre 1844 habe ich versuchsweise ein registrirendes Barometer und 
Thermometer herstellen lassen, wovon ich hier mit ein paar Worten die 
Construction andeuten will. Das Barometer bestand aus 12 Röhren von 
der Form BCD (Fig. 7), deren offene Enden in das gemeinschaftliche 
Quecksilber-Reservoir A sich eintauchten. Am Ende einer jeden Stunde 
fiel ein Rohr zurück in die Lage B’CD', der obere Raum bei D’ füllte sich 
mit Quecksilber und das untere Ende des Quecksilbers kam etwa nach 6 und 
zeigte den Baromelerstand auf einer von ce bis d getheilten Scala an. 
Zur Registrirung der Lufttemperatur dienten 12 schief gestellte Weingeist- 
ihermomelter mit doppelter Röhre (Fig. 8). Die eine Röhre war oflen 
de ee 
