391 
System in aller Strenge ausgeführt; am Ende aber erkannte ich die 
Unmöglichkeit, es länger fortzusetzen und verlegte mich wieder auf 
die Construction registrirender Instrumente. _So entstanden die In- 
strumente zur Aufzeichnung des Luftdruckes, der Temperatur und 
der Feuchtigkeit, die hier beschrieben werden sollen. Da die Art 
und Weise, wie der Stand der Instrumente markirt und abgelesen 
wird, sämmtlichen Instrumenten gemeinschaftlich ist, so werde ich 
sie hier voraus erklären. 
1. Markirung des Standes der Instrumente. - 
Die Einrichtung ist in Fig. 9 dargestellt: ab ist ein leicht be- 
weglicher Waagbalken oder Hebel, vertical drehbar um die Axe cc; 
ein Stück von einer Uhrfeder de, mit einer feinen konischen 
Spitze f versehen, ist daran festgeschraubt. Der Waagbalken ist 
mit dem Barometer, "Thermometer oder Hygrometer so verbunden, 
dass er sich bewegt, wie der Stand des Instramentes sich ändert: 
so wird die Spitze f höher oder tiefer stehen, je nach dem Stande 
des Instrumentes, und wenn neben der Spitze f eine Scala sich 
befände, so würde sie den Stand des Instrumentes anzeigen. 
Vor der Spitze f steht nun eine Walze W von Zinn, mit einer 
bei 6, die andere gieng hinab bis a, nahe am Boden der Kugel. In dem 
untersten Theile der Kugel befand sich eine kleine Quantität Quecksilber. 
Am Ende einer jeden Stunde stellte sich ein Thermometer senkrecht 
(Fig. 8*), das Quecksilber nahm den untersten Theil der Kugel ein und 
verschloss das eine Rohr bei a. Die Ablesung der an beiden Röhren be- 
findlichen Scalen zeigte an, wie viel die Temperatur, zur Zeit als die eine 
Röhre verschlossen wurde, höher oder tiefer war als zur Zeit der Able- 
sung. Diese Vorrichtungen, obwohl ihrem Zwecke entsprechend, erwiesen 
sich als nicht hinreichend bequem für den Gebrauch. 
